446 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



impossible d'obtenir avec le mode de production ordinaire des rayons de 

 Rœntgen. 



Il est à peine nécessaire d'ajouter que cette mise au point, pour ainsi dire 

 parfaite, permet de prendre des radiographies dans les meilleures conditions 

 possible. 



b) Endodiascopes proprement dits. — Pour pouvoir introduire le tulx- de 

 Crookes dans les cavités naturelles, j'ai l'ait construire, en janvier 1898, des 

 modèles allongés, ayant l'anode située à l'une des extrémités du tube, la 

 cathode arrivant jusque dans le voisinage de cette extrémité. J'avais ainsi 

 pour but de porter la surlace éclairante le plus loin possible, dans la pro- 

 fondeur des différentes cavités naturelles, et plus spécialement du vagin. 



Les premiers modèles ont fonctionné dans une enveloppe extérieure isolante 

 et protectrice, formée par un spéculum cylindrique en bois, fermé à son extré- 

 mité cervicale (1). 



Mais, préoccupé d'avoir un appareil moins volumineux et antiseptique, et 

 d'éviter les phénomènes d'influence sur le malade, j'ai employé ensuite des 

 tubes entourés d'une enveloppe métallique extérieure reliée à l'anode, et 

 s'étendant au dehors sur une certaine longueur de la tige cathodique. Une 

 gaine isolante était interposée entre cette surface métallique et le verre de 

 l'ampoule. 



Mais le fonctionnement de ces tubes, appuyé en théorie sur la loi de Faraday, 

 qui semblait applicable — puisque le générateur d'électricité était la machine 

 statique — fut défectueux. 



Leur durée, très éphémère, n'était pas leur seul inconvénient. Le courant 

 qui les traversait suivait trois routes variables à chaque instant dans des limites 

 étendues : 



1° Des effluves directs partaient, dans l'air, entre l'extrémité cathodique du 

 tube et la gaine métallique extérieure ; 



2° Entre les portions des deux électrodes positive et négative engainées l'une 

 dans l'autre, se produisaient des décharges obscures, se transformant parfois en 

 étincelles, amenant la rupture du tube. 



On se trouvait, en effet, dans les mêmes conditions électriques, la partie ano- 

 dique enveloppaut la partie cathodique, que dans les tubes construits spéciale- 

 ment pour produire de l'ozone; 



3° La décharge utile entre la cathode et l'anode, qui aurait dû être prépon- 

 dérante, n'était que la décharge résiduelle des deux actions précédentes. 



Aussi le rendement de ces tubes en rayons Rœntgen était-il très faible et 

 très inconstant. 



Ces nombreux inconvénients sont apparus successivement, d'une façon 

 beaucoup plus nette, à mesure qu'on a employé des intensités électriques 

 plus lortes, dans l'espoir d'obtenir des rayons plus pénétrants et moins inter- 

 mittents. 



Pendant des mois, des essais multiples ont été faits par nous, dans le but 

 d'essayer de remédier à d'aussi graves délauis. 



Pour lutter contre les ellluves directs, léchant le verre d'une extrémité mé- 

 tallique du tube à l'autre, on a allongé la partie cathodique, el évasé la gaine 

 isolante extérieure sous forme de pavillon de trempette. 



i Prene màd'., \i mars r898. 



