BOUCHACOURT. — l'eNDODIASCOPIE, SA TECHiNIQUE ET SES RÉSULTATS 447 



Pour empêcher la production des décharges obscures entre les parties catho- 

 dique et anodique, des artifices variés ont été essayés, avec l'espoir d'aug- 

 menter beaucoup la protection de la tige cathodique dans sa partie enveloppée 

 par l'anode. 



C'est ainsi qu'on a accru l'épaisseur du tube de verre dans lequel le tube de 

 platine est soudé. Le résultat le plus clair de ce dispositif a été la rupture de 

 cette grosse tige de verre, pour ainsi dire dès les premières décharges. 



On a alors essayé d'engainer plusieurs tubes les uns dans les autres, mais 

 l'effet a été presque identique : le tube de verre, en contact avec le fil, s'est 

 rompu presque immédiatement, donnant naissance à une fuite d'électricité ; 

 car il se taisait, en ce point, un court circuit sur le secondaire, empêchant 

 toute production de rayons de Rœntgen. 



Dans le modèle actuel d'endodiascope, sur lequel rien n'a été publié jusqu'à 

 ce jour, nous avons complètement renoncé à faire pénétrer dans l'organisme, 

 une portion de la tige cathodique. 



Aous avons été conduit à cette idée par l'impossibilité — contre laquelle nous 

 nous sommes heurté trop longtemps — de protéger efficacement la tige catho- 

 dique, dans sa portion engainée par la partie anodique. 



Les recherches de M. Villard ayant montré que, pour un tube quelconque, 

 un certain degré de vide, approprié aux constantes du tube, donne un fais- 

 ceau cathodique cylindrique, et rend presque indifférente la position de 

 l'anticathode sur ce faisceau, nous étions autorisés à éloigner beaucoup la 

 cathode de l'anticathode. 



Dans l'ampoule endodiascopique que nous présentons aujourd'hui, la partie 

 éclairante du tube, et l'enveloppe métallique extérieure qui la recouvre, ont 

 la forme d'un battant de cloche, comme dans les modèles que nous avons pré- 

 sentés, dans le courant de cette année, à diverses sociétés savantes (1). 



Cette forme est rationnelle, en ce qu'elle permet à la cavité naturelle de se 

 refermer, en partie, sur une portion rétrécie du tube. 



La partie qui est introduite dans l'organisme contient l'anode. Elle présente 

 une forme et un volume variables suivant la cavité à explorer, de façon que 

 la paroi de verre soit le plus loin possible de l'anode. 



A une distance du fond du tube supérieure à la longueur de pénétration 

 dans l'organisme, se trouve la cathode logée dans la partie rétrécie de l'am- 

 poule. En arrière de la cathode, est soufflé un renflement ovoïde, destiné à 

 augmenter la capacité du réservoir à vide. 



La distribution électrique d'un tel tube place la ligne neutre à quelques milli- 

 mètres en avant de la cathode. 



La gaine métallique protectrice, qui est reliée à l'anode, s'arrètant à quelques 

 centimètres en avant de cette zone neutre, on conçoit que le fonctionnement 

 d'un tube de Crook.es ainsi armé, et introduit dans l'organisme, soit aussi 

 régulier que si l'ampoule fonctionnait à l'air libre. 



Comme dans les modèles précédents, l'enveloppe métallique extérieure est 

 percée d'une fenêtre en regard de l'anticathode, cet orifice étant fermé par une 

 feuille de mica placée à glissière. 



Ce volet, transparent aux rayons de Rœntgen, l'est aussi aux lueurs fluores- 

 centes du verre de l'ampoule : de telle sorte que l'opérateur peut surveiller 

 constamment la marche du tube, sans ouvrir la gaine métallique extérieure. 



(i) Société obstétricale de France, Société d'odontologie, Société de stomatologie. 



