448 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



Celle-ci est constituée par deux demi-gouttières s'emboitant réciproquement, 

 de façon à constituer une fermeture complète : elle protège donc complètement 

 le malade contre les dangers possibles de rupture du tube. 



L'autre extrémité de l'enveloppe extérieure porte un anneau à bords mousses, 

 qui maintient les deux gouttières au moyen d'une vis de pression placée sur 

 deux prolongements coudés, assurant ainsi leur coaptalion parfaite. 



Ces prolongements, par leur réunion, constituent une poignée, par laquelle 

 on tient le tube, et qui présente en un point un serre-fil : c'est par là que se 

 fait la mise au sol. 



La monture extérieure, formée seulement de métal et de mica, s'enlève avec 

 la plus grande facilité. Elle peut être stérilisée à l'étuve à 120 degrés : ce qui 

 réalise les meilleures garanties d'asepsie. 



L'introduction de l'endodiascope dans la ceinture pelvienne, et dans la cavité 

 buccale, permet d'examiner isolément des surfaces osseuses qui, avec la méthode 

 ordinaire, ne peuvent être nettement différenciées. C'est ainsi que la symphyse 

 pubienne et le sacrum donnent des images comparables à celles des os des 

 membres, comme netteté et comme finesse des détails. 



Enfin, les maxiliaires et leur contenu dentaire sont presque aussi laciles à 

 examiner que les phalanges digitales. 



Il est permis d'espérer que, quand on aura à sa disposition des tubes suffi- 

 samment pénétrants, on pourra étendre beaucoup le champ d'exploration dans 

 l'organisme, par ses voies naturelhs d'accès. 



Fluoroscopes rationnels. — Une des caractéristiques de la production des 

 rayons de Rœntgen, suivant la méthode unipolaire, est l'importance donnée à 

 l'examen à l'aide de l'écran fluorescent. 



Cet intermédiaire, qui transforme la lumière invisible en lumière visible, 

 joue, en effet, le rôle du viseur ou du verre dépoli de la mise au point des 

 appareils photographiques. 



Jusqu a présent, les fluoroscopes étaient lourds, encombrants ; obturaient mal 

 la lumière extérieure, et présentaient, à leurs extrémités, une forme vérita- 

 blement irrationnelle. 



M. Rémond et moi avons construit un fluoroscope, qui est petit, léger, d'un 

 maniement facile, répondant à tous les besoins de la pratique. 



La partie oculaire est formée par un loup, inscrit dans la grande base d'un 

 tronc de pyramide quadrangulaire. 



La partie objective est constituée par un écran de forme ovalaire, en platino- 

 cyanure de baryum, inscrit dans la grande base d'un tronc de cône, et limité 

 seulement par ses bords. 



Celte surface fluorescente présente, dirigée suivant le grand diamètre de 

 l'ovale, une concavité inverse de celle du loup. 



Le tronc de pyramide oculaire et le tronc de cône objectif se réunissent par 

 une surface articulaire cylindrique qui, par emboîtement réciproque, permet 

 d'orienter dans tous les sens l'ovale de L'écran fluorescent, la partie oculaire 

 restant immobile. 



On voit qu'à l'aide de ce dispositii, une obscurité parfaite est assurée dans 

 l'intérieur de l'appareils en service. 



La lumière éclairante ne pourrait, en effet, pénétrer que par les deux orifices 

 qui. étant appliqués au-devant des globes oculaires, sont obturés d'une façon à 

 peu près parfaite. 



