BOUCHACOURT. — l'eNDODIASCOPIE, SA TECHNIQUE ET SES RÉSULTATS 449 



La distance de 15 centimètres, qui sépare ces orifices de l'écran fluorescent, est 

 elle-même variable entre certaines limites, grâce aux cylindres articulaires qu'on 

 peut enfoncer plus ou moins l'un dans l'autre. 



La vision binoculaire n'étant nullement indispensable, puisqu'on ne peut 

 apprécier le relief d'une image, formée par la projection d'un organe sur un 

 plan, qu'avec l'aide d'appareils très compliqués, nous avons construit un autre 

 fluoroscope monoculaire que nous présentons ici. Cet appareil sera d'une grande 

 utilité, croyons-nous, pour les examens dentaires qui demandent une grande 

 précision, car il augmente la netteté, et diminue l'agrandissement de l'image. 



Son grand avantage est de permettre d'éviter la présence des parties molles 

 entre l'organe à examiner (racines dentaires par exemple) et l'écran récepteur 

 des rayons. 



Dans ce cas, en effet, il est certain que l'épaisseur et l'extrême mobilité des 

 lèvres, et, chez les hommes, la présence des moustaches ou de la barbe, enlèvent 

 à l'image une grande partie de sa netteté. 



Le fluoroscope monoculaire est constitué par un tronc de cône très allongé, 

 circonscrivant l'écran dans sa grande base. 



La petite base est représentée par un orifice très petit, qui constitue l'oculaire ; 

 elle est protégée de tout côté par une œillère empêchant l'accès de la lumière 

 extérieure. Une articulation à cylindres s'emboîtant réciproquement permet, 

 comme dans le fluoroscope binoculaire, d'orienter l'écran dans tous les sens, et 

 de faire varier la distance qui le sépare de l'œil. 



Mais alors que, dans l'appareil binoculaire, l'écran n'est protégé que par du 

 papier aiguille, il est contenu ici dans un godet d'aluminium, qui le préserve 

 du contact de la salive, et peut être aseptisé facilement. 



Pour examiner directement les racines dentaires antérieures, il suffit 

 d'appliquer cet écran contre les gencives, en relevant fortement la lèvre corres- 

 pondante que le fluoroscope maintient dans cette position. 



L'examen des racines du fond de la bouche pourrait être pratiqué à l'aide d'un 

 écran fluorescent, situé non plus à la base du fluoroscope, mais latéralement, et 

 d'un miroir placé à 45° dans le fond de l'appareil. Grâce à ce miroir, l'image se 

 trouverait, en effet, ramenée dans l'axe de vision de l'observateur. 



CONCLUSIONS 



L'ensemble formé par le générateur unipolaire d'induction, par les tubes 

 spéciaux (endodiascope et autres), et par les fluoroscopes rationnels, constitue 

 un matériel complet, qui permettra au praticien de se servir, sans crainte et 

 sans difficulté, des rayons Rœntgen, alors que ce mode d'exploration n'avait 

 guère franchi les portes des laboratoires spéciaux. 



La pratique seule pourra déterminer quels sont les organes qui doivent être 

 examinés avec le tube laissé en dehors, et quels sont ceux qui sont justiciables 

 de l'introduction de l'ampoule dans les cavités naturelles. 



On peut affirmer que ce mode d'excitation des tubes de Crookes constitue la 

 méthode médicale de l'avenir ; car il présente l'immense avantage de rendre 

 l'ampoule maniable et inoflénsive, et d'enlever au malade et à l'opérateur toute 

 crainte des troubles trophiques. 



L'endodiascopie présente, il est vrai, quelques inconvénients, Mais on ne doit 

 pas ranger parmi les défauts l'agrandissement de l'image ; car cet effet inévitable 



29 



