460 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



graphie. Celles qu'il préconise sont les mesures de l'intensité du courant dans 

 le circuit inducteur. Pour démontrer l'utilité de ces mesures, il a comparé des 

 clichés faits avec des intensités différentes, toutes les autres circonstances 

 restant les mêmes. Cette comparaison l'a amené aux conclusions suivantes : 



1° Les mesures électriques d'intensité du courant inducteur dans une instal- 

 lation radiographique peuvent s'effectuer très facilement au moyen des ampè- 

 re-mètres thermiques ; 



2° Dans la pratique de la radiographie on ne saurait trop se rendre compte de 

 l'intensité du courant inducteur utilisé, car l'on peut dire que, toutes choses 

 égales d'ailleurs et particulièrement avec le même tube et un même temps de 

 pose, la vigueur du cliché obtenu est proportionnelle à l'intensité du courant 

 inducteur utilisé ; 



3° La vigueur du cliché est bien moins augmentée que la durée du temps de 

 pose que par l'intensité du courant employé, et l'augmentation de ce temps 

 de pose ne compense pas à beaucoup près, le défaut d'intensité du cornant 

 inducteur ; 



4° Dans une même installation de radioscopie ou de radiographie, toutes les 

 autres circonstances restant les mêmes, l'intensité dépensée dans le circuit 

 inducteur ne dépend en rien de la dureté du tube employé. 



MM. J. SELLIER et H. VERGER. 



Applications de l'éleclrolyse bipolaire à l'expérimentation sur les centres nerveux. 

 — Les auteurs ont signalé déjà ce nouveau procédé de destruction limitée de la 

 substance cérébrale (Arch. d'électr. méd., 1898, page 325). Les avantages qu'ils 

 en ont retirés depuis leur permettent d'en préciser le mode d'emploi . Ils ont 

 reconnu : 



1° Que la quantité de tissu détruit est en raison directe de la quantité 

 d'électricité qui a traversé le circuit ; 



2° Que l'éleclrylose bipolaire a une action beaucoup mieux limitée que l'élec- 

 lrolyse monopolaire et qu'elle exige des quantités d'électricité beaucoup moin- 

 dres. Ils n'ont pas employé d'intensités supérieures à 20 mA. et pensent que 

 c'est la limite qu'on ne doit pas dépasser. Dans la destruction des parties 

 centrales, l'écorce reste absolument saine, à la condition que l'isolement des 

 aiguilles dans la partie traversée soit parfait. La forme du foyer détruit varie 

 avec l'écartement des aiguilles ; le foyer est arrondi pour un écartement rela- 

 tivement petit des aiguilles; il est plus allongé lorsque les aiguilles ont été plus 

 écartées. Dans la plupart des cas, le foyer est nettement limité et permet un 

 repérage facile, condition essentielle de ce genre de recherches qu'il est bon de 

 connaître. Quelquefois, à cause de conditions anatomiques impossibles à prévoir, 

 l'oblitération d'une artériole est suivie d'un ramollissement dépassant de beau- 

 coup la zone d'électrolyse, mais la lésion reste toujours aseptique et il n'y a pas 

 d'hémorragie interstitielle. 



Les auteurs concluent que l'électrolyse bipolaire constitue un proGédé de 

 choix pour l'expérimentation sur les centres nerveux. 



