422 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



méthode dans laquelle le calibre de l'urètre n'acquiert un diamètre suffisant 

 qu'après plusieurs séances d'électrolyse. 



Première méthode. — C'est à Jardin qu'est due l'idée de franchir brusquement 

 par l'action électronique les rétrécissements urétraux, comme le lad ftirétro- 

 tome de Maisonneuve. 



L'appareil de Jardin se composait primitivement d'une branche temelle et 

 d'une branche mâle : la branche femelle était une longue tige métallique 

 cannelée, recourbée et recouverte d'un enduit isolant en gomme. La branche 

 mâle était formée d'une tige métallique flexible, s'introduisent sans flexion 

 dans la cannelure de la branche temelle ; à son extrémité était fixée une lame 

 triangulaire dont le talon, au lieu d'être tranchant comme dans l'appareil de 

 Maisonneuve, était mousse. Enfin, une bougie conductrice était vissée à l'exté- 

 rieur du cathéter. 



Jardin donnait à cet appareil le nom d'urétrolome électrolytique. Le mode opé- 

 ratoire consistait à amener la lame métallique en contact avec le rétrécissement 

 et à faire passer un courant suffisant pour que la stricture urétrale soit fran- 

 chie rapidement ; l'intensité doit atteindre pour cela 30 à 50 inA. 



L'inconvénient de cet appareil, c'est que ses dimensions étaient trop grandes: 

 son diamètre atteignait 4 millimètres ; or, on sait que souvent les rétrécisse- 

 ments ont moins de 4 millimètres, calibre qui correspond au n° 12 de la 

 filière Charrière. 



Aussi, différents constructeurs ont -ils cherché à diminuer les dimensions de 

 l'appareil et à le faire d'une seule pièce : Gaiffe réussit, à l'aide d'un vernis 

 spécial, à obtenir ce résultat. Le D r Dève fit remplacer la lame de platine par 

 une bande de même métal, ayant plusieurs millimètres de largeur et complè- 

 tement enchâssée dans le mastic isolant. Le D r Lavaux préfère pourtant le 

 dispositif primitif de Jardin, tout en conservant les modifications apportées par 

 Gaiffe (fi g. o). 

 L'appareil baptisé du nom d'urétro-électrolyseur par Fort est exactement 



l'urétrotome de Jardin, construit en une seule pièce et dont la laine métallique 

 esl plus élevée que dans les appareils précédents. 



MM. Bergonié et Debedat (1) ont modifié l'appareil de Jardin de façon à en 

 faire un électrolyseur linéaire rétrograde, à hune articulée, maniable 'le l'exté- 

 térieur el à saillie réglable. Mais ce dispositif, quoique repris par quelques chi- 

 rurgiens, a été abandonné depuis longtemps par ces auteurs. 



(1) Sou. anal. et.path. fie Bordeaux, juin 1891. 



