D r BORDIER. — TRAITEMENT PAR L'ÉLECTROLYSE DES RÉTRÉCISSEMENTS 425 



sonde en gomme destinée à protéger les parties de l'urètre sur lesquelles ne 

 devait pas porter l'électrolyse. Ces auteurs avaient d'abord adopté un mandrin 



Via. 6. 



mince de maillechorl. à renflement terminal olivaire ; mais ils remplacèrent 

 ensuite l'olive par un cylindre de u 2 à 3 centimètres de long, dans le but d'agir 

 latéralement sur une plus grande étendue, et, au lieu d'une tige rigide, 

 ils employèrent un faisceau de fils métalliques tordus possédant plus de sou- 

 plesse, ce qui constituait un grand avantage pour opérer dans la partie 

 courbe de l'urètre. Le manuel opératoire était le suivant : après avoir fixé 

 l'électrode positive spongieuse sur la cuisse du malade, l'électrolyseur urétral, 

 recouvert de la sonde protectrice, était amené contre la face antérieure du rétré- 

 cissement. On fermait alors le circuit, puis on poussait légèrement le mandrin 

 qui faisait porter l'action électrolytique d'avant en arrière et latéralement. 

 En poussant de temps en temps la sonde sur le mandrin, de façon à n'en lais- 

 ser saillir qu'une faible partie, on limitait à volonté la durée de l'applica- 

 tion et, par suite, la profondeur de l'action électrolytique latérale, celle 

 d'avant en arrière continuant sans interruption. On laissait agir le courant 

 jusqu'à ce que la sonde put passer par-dessus le renflement terminal du 

 mandrin. 



Malheureusement, on ne trouve pas indiqués, dans le mémoire de Mal lez et 

 Tripier (1), de renseignements sur l'intensité employée ; ils disent simplement 

 comme indications qu'ils se servaient d'une pile composée de douze petits 

 couples au bisulfate de mercure associés en tension. De plus, ils n'évitaient pas 

 les périodes variables de fermeture et de rupture, ne possédant pas de rbéostat, 

 ni même de collecteur d'éléments. 



Instrumentation de Ncwmann. — Depuis le mémoire de Mal lez et Tripier, 

 Newmann a publié un grand nombre de travaux concernant l'électrolyse 

 des rétrécissements urétraux, et on peut dire que, grâce à l'étude appro- 

 fondie qu'il en a faite, il mérite que son nom reste attaché à la méthode 

 dont il s'est appliqué à perfectionner la technique. Dans ses derniers mé- 

 moires, Newmann indique la nécessité de posséder quatre séries d'électrodes 

 urétrales : 



1° Type ovoïde : il se compose d'une olive métallique vissée à l'extrémité 

 d'un conducteur isolé, présentant une légère courbure; l'autre extrémité porte 

 une borne destinée à fixer le fil relié au pôle négatif de la pile ; 



2° Type en forme de gland : ce modèle est réservé pour la partie antérieure 

 du canal, le conducteur n'est pas courbé et l'olive est en forme de gland ; 



(1) De la guérison durable des rétrécissements de l'urètre par la galvcmocaustique chimique, 

 Paris, 1867, 



