334 PHYSIQUE 



je veux donner ici. Le premier appareil donne des multiples entiers d'une 

 yaleur déterminée. 11 est formé d'une bobine inductrice intérieure de fil 

 un peu gros, et d'une bobine induite extérieure. Sur celle-ci le fil n'est 

 pas simple : c'est une corde de 20 fils isolés, légèrement tordus ensemble 

 et maintenus côte à côte par un large ruban de soie. Le coefficient d'induc- 

 tion, entre la bobine intérieure et un quelconque des 20 fils, est alors le 

 même M. Au moyen d'un commutateur à clefs, on peut faire que le cou- 

 rant induit traverse successivement 20— p des fils dans un sens, et les p 

 autres du sens opposé. Le coefficient d'induction, entre la bobine intérieure 

 et les 20 fils ainsi réunis, est (10— p)2M, c'est-à-dire un noml^re entier de 

 fois 2M, inférieur ou égal à 10. Mais ces fils sont toujours réunis bout à 

 bout, et leur résistance totale reste la même quand on change le coefficient 

 d'induction. 



On voit que tous les rapports sont égaux à leur valeur théorique à moins 



de-TT-— de l'unité choisie, qui est le dixième de la bobine; entière. Et ce 



oOO 

 résultat est obtenu sans réglage, par simple construction. 



Deuxième appareil. — Dans ce deuxième appareil, les erreurs expérimen- 

 tales peuvent être de deux sortes : 1" celle qui tient à la sensibilité de^la 



méthode ; elle était d'environ -JqqqT de la valeur mesurée ; 2° celle qui tient 



à la lecture des angles ; le vernier donnant le dixième de degré, avec de 



1 

 grandes précautions l'angle était connu avec une erreur possible de-^de 



degré, pouvant atteindre j^ de degré. Cette erreur en donne une très 

 variable dans la valeur du cosinus de cet angle ; mais l'ensemble des deux 

 erreurs donne, au plus, une incertitude de ± 7 ou 8 unités du dernier 

 ordre sur les nombres du tableau. 



Le coefficient d'induction mutuelle était nul à -f 5°, 6 du cercle divisé; 

 pour la commodité des lectures, on a fixé la bobine dans les positions 



1 0°, 5, 4", 5,..., d'où vient le dixième complémentaire des angles 



inscrits, 0, comptés à partir du zéro. 



Le maximum.a été bien déterminé au moyen des angles 70°, 80°, 90°; et 

 les nombres de la colonne C ont été calculés en multipliant ce maximum 

 par sin 6. La bobine de comparaison était 0, 5 du premier appareil. 



Le second appareil est destiné à fournir des subdivisions variant d'une 

 manière continue. Il est formé d'une bobine inductrice extérieure, cylin- 

 drique, sur laquelle un gros fil est très régulièrement enroulé. Une petite 



bobine intérieure, couverte de fil fin, est placée au centre de la première 

 et peut tourner autour d'un axe dirigé suivant un diamètre commun aux 

 deux bobines. L'angle des axes de figure des deux bobines cylindriques 



peut être lu au dixième de degré sur un cercle divisé extérieur. Si la bobine 



