•BRILLOUIN. — MESURE DES COEFFICIENTS d'iNDUCTION 335 



extérieure était infiniment longue, le coefficient d'induction mutuelle serait 

 rigoureusement proportionnel au cosinus de l'angle des deux axes des 

 bobines. Cette loi sera encore suffisamment approchée si les dimensions 

 -des bobines sont convenables. 



Ces deux appareils ont été constrnits, avec leur soin ordinaire, le premier 

 par 31. Niaudet, le deuxième par M. Carpentier. On en a écarté non seule- 

 ment toute masse de fer, mais toute masse importante de métal, capable 

 de compliquer les effets d'induction. 



Ces appareils ont été étudiés par la méthode de comparaison des coeffi- 

 cients d'induction mutuelle, telle qu'elle est décrite dans Maxwell. — Je 

 décrirai ailleurs l'ensemble des précautions nécessaires pour atteindre une 

 grande précision. .Je dirai seulement que, dans toutes les expériences, on 

 a eu soin de maintenir dans la salle une température stationnaire comprise 

 entre 16" et 16", S, et de ramener toutes les mesures à une même tempéra- 

 ture 16", 1 par une correction déterminée au moyen d'expériences auxi- 

 liaires. Cette précaution est essentielle, l'alliage de la boîte des résistances 

 et les deux cuivres des bobines variant chacun d'une manière différente, 

 avec la température. 



RÉSULTATS 



Premier appareil comparé à une autre ]x)binc fixe. 



0,1. 1,486 — 0,001 -^= 1.9985 



0, 2' 2,970 =1= 0,002 -~- = 5,0014 



0, 2" 2,971 = 0,002 -^ .:= 10,0015 



0,5 7,433 ±0,003 -77^= 2,5016 



9 Observé Calculé C— 



5».l • 0,0471 0,0469 — 0,0002 



lOM 0,0918 0,0924 4- 6 



15.1 0,1364 0,1373 + 9 



20. 1 0,1800 0,1812 + 12 



25. 1 0,2217 0,2236 ^ 19 



30.1 0.2635 0,2645 +10 



35.1 0,3010 0,3032 +22 



40. 1 0,3386 0,3397 +11 



45.1 0,3713 0,3735 +22 



50. 1 0,4035 0,4045 + 10 



60. 1 0,4555 0,4571 + 16 



70. 1 0.4950 0,4959 + 9 



80. 1 0,5192 0,5195 + 3 



90.1 0,5279 0,5272 — 7 



