450 MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUE DU GLOBE 



guille aimantée sont rares et faibles, tandis que, dans les régions polaires, 

 elles augmentent de fréquence et acquièrent une amplitude plus grande, il 

 faut multiplier les observations autour des pôles, afin de saisir les relations 

 que nous soupçonnons aujourd'hui. Ce que nous savons, dès maintenant, 

 c'est que l'annonce des tempêtes et des orages gagnera beaucoup en préci- 

 sion, par l'observation des mouvements atmosphériques de la zone polaire 

 arctique. M. Angot, le savant président de notre section de météorologie, 

 vous dira avec plus de compétence que moi-même, au point de vue des 

 applications pratiques, que les offices météorologiques de l'Europe ont 

 plus d'intérêt, pour l'annonce des tempêtes, d'être bien renseignés sur ce 

 qui se passe du côté de l'Islande et du Groenland que sur ce qui se mani- 

 feste aux îles Açores, dans le sud-ouest. Quelques-unes des tempêtes qui 

 nous atteignent directement passent bien, auparavant, par les Açores ; 

 mais il nous en vient bien plus de l'ouest et du nord-ouest, dont nous 

 éprouvons les effets lors même que le centre de dépression accusé par le 

 baromètre passe loin de nous. L'utilité des observations simultanées sur 

 les phénomènes [atmosphériques et magnétiques, dans les régions des 

 deux pôles de la terre, ne laisse aucun doute. Je prie la section de météo- 

 rologie de recommander au Congrès l'adoption de ma motion pour la par- 

 ticipation de la France aux observations internationales à entreprendre 

 dans les contrées polaires, l'année prochaine. 



M. CIEO CHISTOn 



Du Bureau central météorologique de Rome. 



SUR L'USAGE DU PSYCHROMÈTRE EN MÉTÉOROLOGIE 



— Séance du 16 avril i88t. — 



Chargé par M. Cantoni, membre du Comité international de météoro- 

 logie, de rechercher quel degré de précision donne le psychromètre en le 

 comparant avec l'hygromètre de Regnault, j'ai fait, en 1878, deux séries 

 de comparaisons entre l'hygromètre de Regnault, le psychromètre d'Au- 

 gust, tel qu'on l'emploie en France, et le psychromètre à ventilateur de 

 M. Cantoni du modèle adopté en Italie (1). De ces comparaisons j"ai déduit : 

 1" qu'en calculant le degré d'humidité de l'air d'après les données du 

 psychromètre avec les tables usuelles, on obtient un nombre qui ne s'éloi- 

 gne pas beaucoup de celui que l'on obtient avec l'hygromètre à conden- 



(1) Voir Mcmorie e Notlzic di Melcrologia italiana pel 1878 (fascicoli I e IL. 



