II. BROCARD. — MF.SURE BAROMKTRIQLT. DES ALTITUDES 475 



des baromètres à mercurp, à cause de Textrême frap;ilité de ces instruments 

 et de la difficulté de les remplacer, ou de les remettre en bon état, lorsque 

 de l'air a fini par s'introduire dans la chambre barométrique. 



Cependant la connaissance de la liauteur du baromètre à mercure est 

 une donnée trop précieuse pour que l'on ne doive plus hésiter à se l'assu- 

 rer par tous les moyens possibles. Les baromètres anéroïdes sont sujets 

 à se déranger ; leur fonctionnement parait livré à des caprices assez 

 bizarres. L'on ne peut savoir si un même déranjifement les a affectés; quant 

 à la nature et à l'influence de ce déranç;ement, elles sont fort difficiles 

 à déterminer, si l'on manque de baromètre à mercure pour effectuer 

 la comparaison. 



Ce dernier instrument, le seul exact et dij^ne de confiance, offre une 

 fragilité très gênante, qui laisse beaucoup d'inquiétude aux voyageurs. Il 

 exige aussi de grandes précautions pour son transport. Ces inconvénients 

 très sérieux ne sont pourtant pas comparables à ceux que j'ai signalés 

 pour les baromètres anéroïdes. Je crois avoir trouvé un moyen de les 

 éviter, au moins en partie, et j'espère en avoir donné la preuve dans l'in- 

 strument que vient de construire, sur mes indications, M. Balivel, prépa- 

 rateur à l'Ëcole des sciences d'Alger. 



Je me suis proposé de doter les voyageurs d'un instrument peu fragile, 

 d'un transport aisé et toujours prêt à fonctionner. C'est, en réalité, un 

 baromètre démontable, muni d'un cathétomètre simplifié, indiquant le 

 niveau variable du mercure dans la cuvette et la hauteur du mercure dans 

 le tube. 



A chaque station, l'observateur remplira le tube de mercure et fera 

 l'expérience de Torricelli. Avant et après la lecture, il s'assurera que le 

 baromètre est à peu près complètement purgé d'air. Pour cela, il inclinera 

 convenablement le tube, de manière à entendre avec netteté le bruit mé- 

 tallique du coup de marteau du mercure venant à frapper au sommet du 

 tube. La lecture ne devra être faite qu'après constatation de cette con- 

 dition. 



Après chaque observation, l'on versera le mercure dans une bouteille en- 

 fonte, munie d'un bouchon à vis. 



La température du mercure sera observée sur un tliermomètre plongé 

 dans la cuvette. 



Je crois que si la disposition de ce premier appareil de démonstration 

 n'est pas définitive, elle aura suffi, au moins, à établir la possibilité de 

 suppléer au baromètre Fortin, avec d(;s ressources très limitées. 



DISCUSSION 



MM. Tacchini, Denza et Ancot, font observer que ce n'est pns la première 

 luis que des inétéorologislps ont proposi» des expériences analogues. Le succos 



