(4 ), 



Cette machine, très-simple en apparence, et que l'auteur nomme Phi- 

 lippine, consiste en un vase d'étain de forme cylindrique et terminé par 

 vuie denii-splière sur laquelle est soudé un tube à robinet, qui descend 

 dans l'intérieur du vase jusqu'à un pouce du fond environ. On introduit 

 <lans celui-ci le liquide à une température convenable, par une ouvorlure 

 pratiquée snr le côté do la demi-sphère et fermée herméliquenicnt par un 

 bouchon à vis. On ajuste ensuite sur ce premier tube , dont le robinet est 

 ouvert, une petite pompe pneumatique, qui, en huit ou dix cotips de 

 piston, chasse dans la capacité de linstrumcnt une quantité d'air suffi- 

 sante pour prockiire l'effet qu'on en attend. Cet air, déjà fortement foulé 

 par l'aclion même de la pompe, acquiert encore plus d'élasticité, une force 

 expansive pins grande, en traversant un liquide que, pour un pareil cas , 

 l'on tient en général élevé à une certaine température. Alors, on f(;rme le 

 robinet, on dévisse la pompe, on adapte à sa place luic canule ordi- 

 naire en bois ou en caoutchouc, on dispose le malade convenablement; 

 on rouvre le robinet, et le liqTiidc s'élance avec une énergie proportionnée 

 au nombre des coups de piston qu'on a donnés avec la pompe à air. 



L'utilité de l'instrument ainsi confectionné ne saurait être révoquée en 

 doute dans les cas où l'on est dans la nécessité d'administrer des douches 

 ascendantes. Plus ici la violence du jet est prononcée, plutôt on obtient 

 l'effet désiré; mais s'il s'agit de donner un simple clystère, il faut modérer 

 ce jet, en raison de l'affection qui commande la médication, et dans une 

 entérite, par exemple, sa force augmenterait les accidents, loin de les 

 calmer. Au premier aspect, l'inslrnment de M. Millien semble présenter 

 l'inconvénient signalé; mais il suffit pour y parer, de n'ouvrir le robinet 

 qu'à moitié ou même au quart. Alors on obtient vme simple irrigation, 

 au lieu d'une vive injection. 



D'un autre côté, il aurait pu arriver qu'après la sortie totale de l'eau 

 contenue dans le v'ascj l'air se fût introduit dans le rectum, en s'échap- 

 pant par la canule. C'est un défaut que présenleut des seringues analogues 

 à celles dont nous parlons, et dont on fait usage depuis assez long-temps en 

 Angleterre. M. Millien a su l'éviter par un très-.simple mécanisme, c'est-à- 

 dire, par un llolteur à bascule, suspendu sur un pivot mobile, et présen- 

 tant à une de ses extrémités une soupape qui vient s'appliquer siu* l'ori- 

 fice du tube efférent, au moment ovï le niveau du liquide est descendu à 

 un certain point, parce que l'autre extrémité du flotteur offre un cuilleron 

 qui se charge d'eau et plonge à mesure que ce niveau baisse. 



Cette machine, pensent MM. les Commissaires nommés par l'Académie 

 royale de médecine , peut être employée avec un grand succès pour les 

 douches ascendantes, et, par le moyen du flotteur qui y est adapté, doit, 

 avec avantage, remplacer les seringues ordinaires dans la plupart des cas 

 où l'on a recours à celles-ci. H. C. 



