( 352 ) 



quation (4), ia grandeur variable /' par la constante >., en 

 désignant par celle-ci la longueur focale moyenne de la 

 lunette. L'expression définitive de la correction est donc 



L — L" 



^ - A (5) 



N'oublions pas que, dans celte formule, L est la distance 

 régulatrice mesurée sur le terrain , et L" la distance cher- 

 chée, obtenue à l'aide d'un premier calcul dans lequel on 

 ne tient pas compte de la variation de la longueur focale. 

 Comme exemple numérique, supposons que la lunette 

 ait 0"',55 de foyer; qu'on ait réglé l'instrumenta 300"', 

 et qu'on veuille trouver la correction à appliquer lorsque 

 la mire est à la distance de '20''\ on aura, en appliquant 

 la formule rigoureuse (4) 



c == D'esses X w;r: = 0:"552. 

 ôOO 



La correction est donc égale à environ un soixantième de 

 la distance cherchée. 



Si rinstrument a été réglé à 20™, et qu'on observe à la 

 distance de 500"\ la même formule donnera 



280 



~ c =^ 0'"5504 X 



20 



d'où 



valeur qui représente encore le soixantième environ de la 

 distance cherchée. 



En se contentant de la formule approximative (3), et en 



