398 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA 



dor, no la imagen de la luz como debe hacerse, sino otro punto 

 cualquiera del cono de rayos incidentes, ó bien interponiendo un 

 vidrio opalino, inclinado 45° sobre la dirección de incidencia, 

 como hace el constructor James Swifl <5c Son. Todos estos proce- 

 dimientos disminuyen la intensidad de la luz, y alteran además 

 sensiblemente las condiciones ópticas del alumbrado. 



Mucho más eficaz que las soluciones anteriores es la de Greil, 

 que consiste en sustituir el filamento recto por tres filamentos 

 iguales, que se cruzan en ángulos de 60° sin tocarse, y forman 

 en el centro de la lámpara un triángulo de 3 á 4 mm, de lado, 

 cuya imagen es ya bastante grande para llenar toda la lente pos- 

 terior del condensador y el campo de cualquier objetivo. Esta so- 

 lución no es perfecta, sin embargo, porque no estando los tres 

 filamentos en el mismo plano , no es posible enfocarlos simultá- 

 neamente. Lo corriente es enfocar el que está en medio y dejar los 

 otros dos ligeramente desenfocados y en sentido opuesto el uno 

 del otro. A pesar de este inconveniente, la lámpara Nerst-Greil se 

 ha generalizado mucho en microscopía y proyección, y era, hasta 

 hace poco, el mejor modelo al alcance del micrógrafo. La nueva lám- 

 para del Dr. A. Kohler, que vamos á describir y que se ha puesto 

 á la venta á principios del año actual, ofrece, sin embargo, sensi- 

 bles ventajas sobre la Nerst-Greil , y es, á nuestro juicio, el mejor 

 aparato de esta clase que hasta el presente se ha inventado. 



Esta lámpara (véase la figura adjunta) es del tipo de un solo fila- 

 mento, y la dificultad antes señalada se obvia por medio de un 

 sistema colector, adosado á la lámpara misma, que da una imagen 

 del filamento de tal anchura, que llena ampliamente la lente poste- 

 rior del condensador más grande y el campo del objetivo más débil. 

 Este colector tiene, ; demás, una serie de disposiciones para cen- 

 trarlo y enfocarlo, que vamos á describir al mismo tiempo que la 

 lámpara misma (1). 



El filamento va montado en la caja metálica que se ve á la de- 

 recha, sobre dos soportes aislados y provistos de tornillos de aprie- 

 to, para que sea fácil cambiarlo cuando se quema. Dicho filamen- 



(1) Parte de esta descripción está tomada del artículo publicado por el 

 Doctor A. Kohler en Zeitschrift fur lo issenschaftliche AJikroskopie und mi- 

 kroskopische Technik. Band. xxvn. 1910. Páginas 477 á 488. Este articula 

 se titula: <Eiue neue Nerstlampe fur Mikroprojection und Mikrophotogra- 

 phie .» 



