400 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA 



hacia arriba, de 10 mm. de ancho, por 14 de alto, y en posición 

 tal, que cuando la caja se une á la pantalla, el filanienlo coincide 

 con el eje menor de aquél. Pantalla y caja van soportadas por la 

 barra prismática que se ve en la figura, y el tornillo de su extre- 

 mo inferior sirve para subirlas ó bajarlas y bacer que el filamen- 

 to esté centrado respecto al colecten". No se ha previsto movimien- 

 to lateral, porque el filamento está siempre en posición horizontal, 

 como hemos dicho, y su longitud es bastante mayor que el eje 

 menor del agujero. 



El sistema óptico ó colector es la característica principil del 

 aparato. Se compone de las dos lentes inferiores del condensador 

 aplauático de Zeiss (Catálogo Mikro, 2ü4. Pág. 5), y tiene una 

 apertura numérica de 0,G0. Va colocado al revés de como se colo- 

 caría en el microscopio; esto es, con la lente posterior dirigida 

 hacia el microscopio y la anterior hacia la luz, porque se trata en 

 este caso de obtener una imagen aumentada de dicha luz y no 

 una imagen reducida, como en el caso de los condensadores de 

 microscopio. Adosado al condensador va un diafragma iris, que 

 se ve también en la figura, y que tiene una escala de divisiones 

 para leer cuánto se disminuye la apertura al cerrarlo. 



El colector está calculado de manera que, colocada la lámpa- 

 ra á 0,75 metros del microscopio, la imagen que se forma sobre el 

 diafragma del condensador de éste es de 40 mm. de anchura pró- 

 ximamente; esto es, de anchura bastante para cubrir con exceso 

 toda la superficie de la lente posterior de los mayores condensa- 

 dores (1). Como, además, la corrección esférica del colector es bas- 

 tante perfecta, la citada imagen resulta bien definida, mostrando 

 tan sólo algunos restos de cromatismo, que se ponen de manifies- 

 to en la irisación que se nota en sus bordes. Esto no estorba para 

 el alumbrado del objeto, y en último caso el defecto puede supri- 

 mirse, ó aminorarse mucho, intercalando un vidrio de color ó un 

 filtro h'quido entre la lámpara y el microscopio. 



Vemos, pues, que el inconveniente arriba señalado de los fila- 

 mentos rectilíneos y delgados se obvia bien por medio de este 

 colector, cuyo centrado y cuyo m.anejo son además fáciles y pue- 

 den hacerse con toda precisión; porque el colector, la pantalla có- 



(1) Este cálculo lo desarrolla el Dr. A. Kohler en las páginas 478 á 481 

 de su artículo citado. Para el fin práctico de esta nota, no es necesario re- 

 I> ( ducirlo. 



