DE HISTORIA NATURAL. 401 



nica protectora que lo acompaña (véase la figura) y el diafragma 

 iris, forman un conjunto montado sobre un carro que se mueve á 

 lo largo del eje óptico por medio de un tornillo micrométrico ho- 

 rizontal; y, además, la lámpara entera va montada, á su vez, so- 

 bre un patín, que se adapta á los bancos de óptica de la casa Zeiss 

 ó á cualesquiera otro cuya sección sea un triángulo equilátero; 

 merced á todo lo cual, la distancia de la lámpara al microscopio 

 se puede variar sin alterar el centrado del colector respecto al 

 filamento. Así, pues, si los 0,75 ra. de distancia resultasen exce- 

 sivos y la imagen fuese muy grande en relación á la lente poste- 

 rior del condensador (caso de los condensadores ingleses, cuya 

 lente posterior es de poco diámetro), puede reducirse la imagen 

 acercándola lámpara al microscopio sin tener que mover todas 

 las lentes colectoras, como sucede cuando éstas son independien- 

 tes de la luz. 



Yemos, pue?, que el aplanatismo del colector, su corta distan- 

 cia focal y la ingeniosa manera de montarlo, constituyen las prin- 

 cipales ventajas de esta lámpara, y con ellas quedan vencidos los 

 inconvenientes que señalábamos al principio de este artículo. 



Gomo el consumo de energía de la lámpara es sólo de 1 V3 am- 

 perios, se puede unir directamente al circuito de alumbrado de 

 cualquier casa y no exige conductores gruesos especiales. En el 

 trayecto de la corriente seintercala una resistencia como en toda 

 lámpara Nerst. Esta sirve para cualquier clase de corriente, alter- 

 na ó continua, de potencial comprendido entre 110 y 250 voltios. 

 La casa vendedora se encarga de proveer las resistencias que con- 

 vienen para cada clase de corriente ó potencial. 



Para manejar la lámpara se empieza por montarla sobre el ban- 

 co de óptica (1). Se separa de la pantalla la caja cogiéndola por su 

 mango de madera; se abre el circuito, y se calienta el filamento con 

 una lámpara de alcohol hasta que se establece el paso normal de la 

 corriente; lo cual se conoce por la excesiva incandescencia del fila- 

 mento. Se vuelve á colocar la caja en la pantalla y se dirige hacia 

 el microscopio el haz de luz que emerge del colector, abriendo del 

 todo el diafragma iris. Si se quiere trabajar con el microscopio 



(1) El autor emplea un banco de óptica corto (0,35 m.), colocado sobre 

 un pupitre de madera, que puede inclinaree más ó méuos. Esto permite 

 trabajar con el microscopio inclinado en cualquier ángulo, y resulta muy 

 cómodo para el manejo del alumbrado. 



