E. DUCRETET. — BOUSSOLE DES SINUS ET DES TANGENTES 391 



La principale modification apportée par M. Ducretet dans la cons- 

 truction de cet instrument est la possibilité d'obtenir la mesure exacte 

 de l'intensité des courants électriques les plus faibles et ceux donnés, 

 soit par une pile de plus de oO éléments Bunsen, soit par une machine 

 magnéto-électrique de grande puissance. 



Il est facile de com|)rendre que la mesure de courants aussi diiîérents 

 d'intensité n'est possible, avec les instruments actuels , que dans les 

 limites restreintes de la sensibilité de l'instrument, même en employant 

 des dérivations sur le courant principal qu'il s'agit d'étudier. 



L'instrument construit par M. Ducretet réalise encore cette condition. 

 Le cercle multiplicateur M est monté à centre sur un système de 

 pivots suivant son diamètre A.V. lien résulte qu'il devient possible de lui 

 donner toutes les positions comprises depuis la position verticale jusqu'à 

 l'horizontale parallèle au barreau aimanté. Dans cette condition, 

 aucun courant ne peut avoir d'action sur le barreau; dans la verticale, 

 cette action est maximum. 



La gorge du multiplicateur M reçoit deux (ils parallèles qui aboutis- 

 sent à 4 bornes extrêmes A ; elle reçoit encore une bande de cuivre 

 épais pour les forts courants; ses extrémités sont lixées à deux autres 

 bornes A' opposées aux premières. 



Tout en laissant à la susi)ension loalc la sensibilité possible (fil de cof'on 

 à l'intérieur de laçage mobile C), on conçoit parfaitement que l'action du 

 courant étant nulle dans la position horizontale et maximum dans la posi- 

 tion verticale, toutes les positions intermédiaires conviendront pour toutes 

 les intensités de courant, faibles ou forts, et cela sans changer d'in- 

 strument et en lui laissant une sensibilité maximum que donne une 

 suspension à fil de cocon; sensibilité qui sera la même pour toute une 

 série d'expériences comparatives. Un cercle gradué B' indique les posi- 

 tions intermédiaires, pour lesquelles l'expérimentateur pourra dresser 

 une table d'intensité. Le barreau aimanté porte encore un système de 

 deux miroirs m m' mobiles, l'un plan, l'autre concave ; ils servent à 

 faire les observations précises, soit par réflexion, soit par projection 

 comme d'ordinaire. La cage C est en glace, elle est mobile sur son 

 centre et permet une orientation convenable. Un double système permet 

 d'arrêter les oscillations du barreau ou simplement de les amortir. 



Cet instrument de mesure paraît appelé à rendre de réels services 

 dans les recherches sur les courants électriques. 



