n. DUFOUR. 



SUR UN NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR 



393 



M. Henri DÏÏEOÏÏE, 



Profe.'spur île physùiue à l'Acadéniio de Lausanne. 



NOTE SUR UN NOUVEAU BAROMETRE ENREGISTREUR 



Séance du 3 août 1879. — 



Désirant posséder un baromètre enregistreur dans le laboratoire de physique 

 de l'Académie de Lausanne, j'ai cherché à construire un appareil simple et 

 coûtant peu. Je crois avoir réussi et je pense qu'il ne sera pas inutile d'en 

 donner une courte description. 



En fait, j'ai obtenu deux formes différentes de baromètre présentant chacune 

 ses avantages et ses inconvénients. L'instrument employé est un baromètre à 

 siphon; pour obtenir un enregistrement, on utilise les mouvements qui 

 résultent du déplacement du centre de gravité de l'appareil lorsque le mercure 

 monte ou descend dans le tube barométrique. 



4^^ Instrument, lig. 41. 



Dans cet instrument on utilise seulement les mouvements du mercure dans 

 la branche ouverte du siphon. 

 L'appareil se compose du tube 

 barométrique a, d'un tube de 

 verre incliné b. Ces deux parties 

 sont réunies par un fragment 

 de tube de caoutchouc qui est 

 légèrement serré au point c par 

 une pince à vis fixée sur le sup- 

 port de bois du tube baromé- 

 trique. Le point c sert ainsi de 

 charnière autour de laquelle la 

 partie mobile h peut s'incliner. 

 Un fil réunit un point du tube 

 b avec l'extrémité du bras d'un 

 fléau de balance, tandis que l'au- 

 tre bras porte un contre-poids. 

 Au couteau de la balance pro- 

 longé est fixé la tige verticale 

 d à l'extrémité de laquelle est 

 le style, traçant d'une manière 

 continue sur un cylindre cou- 

 vert de noir de fumée. Fig. 4i. 



On voit que, dans ces conditions, la quantité de mercure contenue dans le 

 tube b, et faisant équilibre au contre-poids p, est très petite, de sorte que les 

 variations de cette quantité peuvent agir d'une manière plus efficace que dans 



