394 PHVSIUL'E 



le baromètre balance Ordinaire, dans lequel le fléau soutient le poids total de 

 la colonne de mercure et le contre-jioids qui lui fait équilibre. Le mouvement 

 de la partie b c est en effet produit : 1^ par la variation du poids du mercure 

 contenu dans le tube; 2° par la variation de la distance du centre de gravité 

 du système mobile au point c ; 3° par la variation de l'angle a que forme la 

 direction du tube incliné avec l'horizontale. Le moment statique de Tappareil 

 par rapport au point c est, comme le montre la ligur3 



P. l. cas a. 



l désignant la distance du centre de gravité à l'axe de rotation, et P le 

 poids du mercure et du tube; les variations de ces trois quantités tendent 

 ensemble à produire le mouvement de l'aiguille, 



La sensibilité de l'instrument peut varier à volonté. Il suffit de choisir con- 

 venablement les diamètres des tubes a et b et la valeur de l'angle a. 



Mais on voit aussi que les indications de l'appareil ne sont pas proportion- 

 nelles aux variations barométriques. Ce défaut pourra être corrigé après une 

 étude prolongée de l'instrument qui montrera quelle inclinaison il faut donner 

 au bras de fléau e de la balance, ou peut-être s'il faut construire une courbe 

 particulière pour le raccordement du fil avec l'extrémité de l'autre bras; le 

 problème me paraît avoir quelque analogie avec celui que MM. Raoul Pictet 

 et Cellérier ont si bien résolu récemment dans la construction de leur 

 hermographe enregistreur (1). L'appareil que j'ai réalisé pour le moment 



est construit d'une manière trop grossière pour 

 me permettre de faire cette élude. 



L'emploi d'un fragment de tube de caout- 

 chouc comme charnière pourrait être aussi 

 une cause d'erreur, dont il est difficile de 

 prévoir l'importance ; la flexibilité du caout- 

 chouc peut se modifier lentement avec le 

 temps et, sous ce rapport, il vaudrait peut-être 

 mieux employer un tube en peau puisque 

 cette substance est utilisée dans la construc- 

 tion du baromètre Fortin. 



11 faut remarquer cependant que les mou- 

 vements du tube de caoutchouc dans le voi- 

 sinage du point c sont toujours très petits. 



C'est pour éviter remploi du tube de caout- 

 chouc que j'ai construit l'appareil suivant : 



2-^ Instrument (fig. 42). La figure fait mimé- 

 diatement comprendre la manière dont l'appareil 

 fonctionne, le tube barométrique est coudé 

 deux fois; la partie verticale est soutenue par 

 un axe horizontal passant un peu au-dessus du centre de gravité, le tube tout 



(1) Archiccs des Se. plnjs. ei naUtrdles, t. LXIV. Dec. 1878, p. 185. 



