ROSSETTI. SLR LE THERMO-MULTIPLICATEUR 40^- 



de la lumière électrique, et sur celle de l'arc voltaïque lui-même, je fis 

 usage d'une pile thermo-électrique, et d'une boussole de Wiedermann, 

 construites par Ruhmkorfr. J'ai déjà donné la description de ces instru 

 ments et toutes les indications relatives à leur sensibilité, et à la 

 méthode de s'en servir, pour déterminer la température de corps qui 

 envoient leur rayonnement sur la pile au moyen de la déviation lue- 

 sur la boussole. Je rappelle ici que les températures se déduisent de la 

 formule Y z= m T^ (T — Oj — n (T — 0;, dans laquelle Y représente- 

 la lecture à la boussole, T la température absolue du corps chaud rayon- 

 nant, la température absolue de l'enceinte où est placée la pile thermo- 

 électrique, m et n sont deux constantes qui, pour mes instruments, ont 

 les valeurs 



log m = i,24GC088 — 10 log n = o, o2o4l89 — 10 



pourvu que la pile thermo-électrifiue soit placée à une distance de la 

 surface rayonnante (ayant le pouvoir émissif maximum) 107,17 fois le 

 diamètre de l'aire circulaire équivalente, en sorte que, vue de la pile, 

 la surface circulaire rayonnante apparaît, comme le soleil vu de la 

 terre, sous l'angle visuel de 32' 3", 6. Je dois encore ajouter que dans 

 les expériences faites avec des sources artificielles de chaleur, même 

 avec le rayonnement de la lumière électrique, le courant produit par- 

 courait un circuit dont la résistance totale était /{ = 3,41 Un. Siemens^ 

 étant r = 1.522 la résistance du fil de la boussole, l'i = 0,oo2 lai 

 résistance des réophores, et r2 = l,33G la résistance de la pile elle-même. 

 Mais dans les expériences faites sur le rayonnement du soleil pour 

 maintenir les déviations entre les limites de l'échelle de la boussole, il 

 a fallu introduire une résistance de 16 Un. Siemens, de sorte qu'on 

 oblenait de déviations F^ plus petites que les déviations >', que l'on 

 aurait eues sans l'intermédiaire de la résistance supjjlémentaire dans le 

 rapport 



/? 3,41 



R -\- 16 ~ 19,41 



c'est-à-dire }' = }'i o,692. 



Il faut encore ajouter que maintenant la boussole est plus sensible qu'à 

 l'épojue à laquelle on a établi les valeurs m et n des constantes de la 

 formule. On peut facilement calculer la valeur des déviations F^ qu'aurait 

 données la boussole si on n'avait pas augmenté sa sensibilité parla rela- 

 tion l'i = 0.933 l'o, }'o indiquant la déviation qu'on observe actuel- 

 lement. 



Déjà, à répoque de mes recherches sur la température du soleil, 

 j'avais voulu comparer les indications de mon appareil thermo-élec- 

 trique avec celles données par des thermomètres à mercure à boule 



