ROSSETTI. — SLR LE THERMO-MULTIPLICATEUR 407 



différence entre les indications des deux actinomètres mesure l'échaut- 

 fement produit par le rayonnement solaire dans les conditions spéciales 

 de l'expérience. Par conséquent le nombre de degrés centigrades résul- 

 tant peut être regardé comme équivalent à l'indication galvanométrique 

 obtenue dans mon appareil thermo-électrique, pourvu que les obser- 

 vations soient simultanées. — J'ai pensé qu'il pourrait aussi être 

 utile de faire des expériences comparatives avec deux thermomètres à 

 boule noircie, mais sans l'enveloppe en verre qui protégeait les deux 

 thermomètres de Geissler. Je lis construire deux boîtes cylindriques à 

 double paroi métallique, semblables aux précédentes, seulement plus 

 petites. Au milieu de l'axe de ces boîtes se trouvait placée la boule sphé- 

 rique de chacun des deux thermomètres. Les deux boites sont accou- 

 plées de sorte que, si tous les trous sont ouverts, et l'appareil bien 

 dirigé, deux faisceaux de rayons solaires traversent les deux boites, et 

 tombent sur les deux boules noircies. Le diamètre de chaque boule 

 est d'environ 12 millimètres. 



Les observations ont été faites à plusieurs reprises, à commencer du 

 mois de mars 1879. Elles m'ont prouvé que si l'on intercepte la radia- 

 tion solaire en tenant fermé le trou de l'écran qui se trouve en avant 

 de chaque boite, et en ouvrant les deux fenêtres de chaque boîte, on 

 avait la même indication pour la température de l'air ambiant dans 

 les thermomètres de quatre appareils, pourvu que l'air fût tranquille : 

 mais s'il y avait de l'agitation dans l'air, les deux thermomètres à boule 

 non protégée oscillaient toujours plus ou moins en se conservant au- 

 dessous de la température donnée par les deux thermomètres à boule 

 protégée par l'enveloppe en verre. Il faut donc faire les expériences 

 comparatives lorsque l'air est calme, si l'on veut faire usage de thermo- 

 mètres à boule non protégée, quoique environnée par la double paroi 

 de la boîte dont on laisse ouverte les deux fenêtres. 



Mais si l'on fait des expériences simultanées avec les deux thermo- 

 mètres à boule noircie sans enveloppe en verre, en laissant pénétrer 

 les rayons du soleil à travers la boîte de l'un et en laissant fermé le 

 trou de l'écran antérieur de l'autre, et en conservant toujours ouvertes 

 les deux fenêtres de sa boîte, la différence entre les indications des 

 deux thermomètres donnera l'effet thermique que le rayonnement de 

 soleil peut exercer sur une boule noircie de thermomètre : car l'in- 

 fluence de l'ambiant est la même sur les deux thermomètres. 

 Cependant les températures indi(|uées par les différents thermomètres 

 exposés à la radiation solaire sont bien différentes. L'actinomètre cum 

 vacuo, on le sait bien, indique une température beaucoup plus élevée, 

 que celui à boule noircie sans enveloppe en verre; l'actinomètre avec 

 enveloppe en verre sine vacuo indique une température intermédiaire. 



