lîOSSETTI. SUR LE THERMO-MULTIPLICATEUR 409 



II résulte que i degré de l'actiiiomètre cum vacuo équivaut à 61.40, 

 divisions de la boussole, si le circuit n'a aucune résistance supplémen- 

 taire. Dans les mêmes conditi lions 1 degré de l'aclinomètre sine vacuo 

 équivaut à 90 divisions de la boussole, et enfin 1 degré du thermo- 

 mètre à boule noircie sans enveloppe en verre équivaut à llO.'â divi- 

 sions de la boussole. 



Nous pouvons calculer maintenant les valeurs des constantes m et n 

 de la formule pour chacun de ces trois cas. Il suffit évidemment de 

 diviser les valeurs de m et n, établies pour mon appareil thermo-élec- 

 trique, par les trois nombres 



61.40 90.9 et 410.2. 



On a, en définitive, que la température absolue d'un corps chaud peut 

 être obtenue, lorsque l'on connaît l'effet produit par rayonnement sur 

 un actinomètre, par la formule 



}' = m r- (T — 0) — n {T — 0) 



dans laquelle Y indique réchauffement de l'actinomètre exprimé en 

 degrés centigrades; et m et n ont les valeurs suivantes : 



I. — Actinomètre cum vacuo. 



Actinomètre à boule noircie placée au centre d'une enveloppe spliérique 

 en verre dans laquelle on a fait le vide 



log m = 9,43832-25 — 20 

 log n = 3,7371326 — 10 



II. — Actinomètre sine vacuo. 



Thermomètre à boule noircie placée au centre d'une enveloppe splié- 

 rique en verre contenant de l'air 



log m = 9,2880390 — 20 

 log n = 3,5668491 — 10 



m. — Thermomètre ii boule noircie. 



log m = 9,2044385 — 20 

 log n = 3,4832186 — 10 



Chacun de ces trois appareils doit èLi'c protégé par une boite métal- 

 lique à double paroi. Une boîte pareille doit aussi protéger contre le 

 rayonnement extérieur, le thermomètre qui donne la température de 

 l'ambiant. 



Mon but était de donner aux physiciens la possibilité de contrôler 

 ma formule. Maintenant tout le monde pourra en faire la preuve 



