E. PRÉAUBERT. OBSERVATIONS SUR l'ÉLECTRICITÉ DE LA PLUIE 419 



Le collecteur est constitué par une sorte de parapluie en tôle de laiton 

 d'environ Q'",SÙ d'envergure, portée par une tige de verre isolante et 

 isolée. Cette dernière précaution est indispensable, le verre devenant 

 conducteur par les temps humides. A cet effet ce support n'est autre 

 qu'un isoloir du système de M. Mascart. L'avidité de l'acide suliurique 

 pour l'eau dessèche complètement la partie de la tige qui en émerge et 

 assure ses propriétés isolantes. 



Cet isoloir doit être fréquemment visité à cause de l'obstination fâcheuse 

 des araignées à y chercher un refuge ou un point d'appui pour leurs 

 toiles. Or les fils d'araignées, qui sont à peu près isolants par les temps 

 secs, deviennent conducteurs par les temps humides, et d'autant plus 

 que l'air est plus près de son point de saturation ; ce qui est par là 

 même très préjudiciable aux observations de pluie. Il faut donc détruire 

 ces toiles à l'aide des barbes d'une plume un peu ferme. Avec cette pré- 

 caution l'isolement se conserve indéfiniment et sans altération même dans 

 les conditions atmosphériques les plus défavorables. 



Lorsque la pluie vient à rencontrer la feuille métallique du collecteur, 

 elle partage avec lui, avant de glisser sur le sol, l'électricité dont elle 

 est chargée. Cette électricité s'en va se condenser dans l'appareil récep- 

 teur. 



Des précautions particulières ont été prises dans l'installation du col- 

 lecteur afin d'éviter tout apport d'électricité étranger à la cause qui nous 

 occupe. A cet effet il a été placé dans un jardin, à une faible distance 

 du sol, au milieu d'une végétation d'arbustes, dans un emplacement 

 entouré d'édifices et de nmrs élevés. Cette situation a pour but de briser 

 le vent et de permettre à la pluie de tomber plus normalement sur 

 l'appareil. 



Le fil conducteur, après avoir traversé une fenêtre par l'échancrure 

 d'un carreau, afin d'éviter tout contact, vient prendre un point d'appui 

 sur un second isoloir et peut être mis en rapport par son extrémité 

 libre, à l'aide d'un intermédiaire isolant (bâton de verre), avec le pla- 

 teau inférieur d'un électroscope condensateur. Le plateau supérieur du 

 condensateur communiquant d'une façon permanente avec le sol, il 

 résulte que tout le fiuide reçu par le collecteur viendra s'accumuler sur 

 le plateau inférieur. Pour mettre en évidence l'électricité condensée, il 

 suffit de détacher avec le corps isolant le fil conjonctif et de soulever 

 le plateau supérieur, l'électricité devenue libre se répand sur les feuilles 

 d'or et les fait diverger. Pour en reconnaître le signe je me suis servi 

 d'un bâton d'ébonite frotté avec de la peau de chat et qui se charge 

 alors négativement. 



J'ai en outre institué un dispositif destiné à donner en même temps 

 le signe de l'électricité atmosphérique. A cet effet un mince jet d'eau, 



