A. CROVA. — INTENSITÉ bES RADIATIOA'S SOLAIRES 567 



M. A. CEOYA 



Professeur à la Fn culte des sciences de Montpellier. 



SUR LA MESURE DE L'IWTEWSlTÉ CALORIFIQUE ET DE LA TRANSMISSIBILITE DES 

 RADIATIONS SOLAIRES DANS LES OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES. 



— Séance du 4 septembre 1879.— 



Notre but n'est pas de faire un historique des divers acliiiomètres, 

 mais d'indiquer seulement une méthode qui permet facilement, même 

 à des observateurs peu expérimentés, de mesurer avec précision l'inten- 

 sité calorifique des radiations solaires et leur absorption par une couche 

 d'eau d'un centimètre d'épaisseur. 



Je fais usage de la méthode dynamique qui consiste, comme on le 

 sait, à observer la marche d'un thermomèlre exposé alternativement 

 aux rayons solaires et à l'ombre. Celte méthode oifre, pour les stations 

 météorologiques et pour les observations faites en pleine campagne, les 

 avantages suivants : 



1" Il n'est pas nécessaire d'attendre que l'instrument ait pris une tem- 

 pérature stationnaire, ce qui est souvent fort long, mais il suffit qu'il soit 

 à peu près à la température de l'air ; 



2° Il n'est pas nécessaire de mesurer la température de l'enceinte qui 

 contient le réservoir thermoinélriquQ. 



J'ajouterai qu'une mesure complète exige moins d'un quart d'heure , 

 cinq minutes quand l'appareil est prêt. 



Alin de rendre d'un us^ige [)rati(jue l'instrument qui m'avait servi dans 

 mes premières recherches, j'ai réduit ses dimensions, je l'ai simplilié et 

 rendu très portatif. Il a été construit avec beaucoup de soin par M. Ducre- 

 tet, 89, rue des Feuillantines, à Paris. En voici la description, figuieCS. 

 Cet aclinomètre se compose d'un thermomètre à alcool absolu Bïr, 

 dont le réservoir R, revêtu d'une couche de cuivre galvanoplastique qui 

 recouM-e la surface d'une mince couche d'argent déposée chimique- 

 ment sur la surface du verre, est recouverte elle-même d'un dépôt 

 électroiytique de noir de platine, dont le pouvoir absorbant est égal à 

 celui du noir de fumée; quelques gouttes de mercure contenues dans le 

 réservoir servent à former à volonté dans le tube des index de mercure 

 qui permettent de mesurer l'augmentation de volume qu'éprouve, sous 

 Viniluence de la chaleur solaire, la masse d'alcool contenu dans le 

 réservoir spliérique du ihermomètre ; une ampoule cylindrique r, adap 

 tée au bout du tube thermométrique T, reçoit l'excédant d'alcool et 



