A. CîlOVA. INTENSITÉ DES IIADIATIÛ.NS SOLAIRES o69 



un écran en laiton noirci E'", fixé normalement à l'extrémité du tube 

 en laiton fendu qui entoure le tube thermomélrique, sert à orienter 

 l'instrument dans la direction des rayons solaires ; il suffit pour cela de 

 déplacer légèrement le tube au moyen du bouton lixé au-dessous de 

 l'écran noirci, de manière que l'ombre des écrans nickelés E lui soit 

 concentrique ; l'enceinte sphérique B est alors abritée des rayons solaires 

 par ces écrans dont le diamètre est un peu supérieur au sien. 



L'instrument est porté sur un pied à trois branches P, très léger et 

 se repliant de manière à pouvoir servir de canne; il est enfermé dans 

 un étui très portatif dans lequel se trouvent aussi : 



1° Une cuve en glace à faces parallèles E" que l'on remplit d'eau dis- 

 tillée et qui se monte sur l'orifice de l'actinomètre ; elle est destinée à 

 mesurer l'absorption qu'exerce sur les radiations solaires une couche 

 d'eau d'un centimètre d'épaisseur ; 



2" Deux thermomètres fronde T', l'un à réservoir nu, l'autre dont le 

 réservoir est entouré de batiste que l'on mouille d'eau distillée au moment 

 de l'observation, et qui sont destinés h mesurer la température de l'air 

 et son état hygrométrique. 



Usage de Vactinomètre. — A l'état de repos, l'instrument enfermé 

 dans son étui, sera suspendu verticalement, le réservoir en bas. Il est 

 bon de marquer sur l'étui la partie qui doit se trouver en haut. 



Pour se servir de l'actinomètre, on le monte sur son pied, et l'on 

 s'assure qu'il n'existe pas de bulles d'air dans le réservoir Ihermomè- 

 trique; pour cela on dispose le tube verticalement, le réservoir en bas, 

 on enlève l'hémisphère supérieur de l'enceinte B et l'on chauffe très 

 légèrement la boule en en approchant la flamme d'une bougie; on 

 chassera ainsi les bulles d'air dans l'ampoule supérieure r. Cette opé- 

 ration doit être faite avec beaucoup de précautions; elle devient inutile 

 si l'instrument est toujours tenu verticalement, la boule en bas. Il ne 

 faut jamais loucher à la surface platinée en noir de la boule. Si elle 

 était altérée, on l'enfumerait avec précaution à la flamme d'une bougie. 



Pour observer, on laisse l'instrument à l'ombre, dans la position ci- 

 dessus, jusqu'à ce qu'il ait pris à peu près la température de l'air; alors 

 on le renverse verticalement la boule en haut, et on l'expose au soleil 

 jusqu'à ce que l'on voie poindre dans le tube fextrémité d'un index 

 mercuriel; on adapte alors l'hémisphère supérieur, on renverse l'instru- 

 ment la boule en bas, et, par une légère secousse on fait retomber dans 

 la boule l'excédant de mercure ; on le relève doucement et on l'oriente 

 de manière à centrer sur le disque E" l'ombre projetée par le soleil de 

 l'écran E; on le maintient ainsi centré pendant la durée de l'observa- 

 tion. On recouvre alors l'instrument de l'écran E', et au bout de deux 



