570 MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUE DU GLOBE 



OU trois minutes, on commence robscrvation en lisant sur le tube les 

 positions de l'index de minute en minute, au moyen d'une loupe, les 

 rayons solaires étant alLernativement admis ou arrêtés par l'écran E'. 



Première lecture, l'écran étant placé sur l'instrument. 



Seconde lecture^ au bout d'une minute; cette lecture f ai te^ on enlève 

 l'écran. 



Troisième lecture, au bout de la seconde minute. 



Quatrième lecture, au bout de la troisième minute ; cette lecture faite, 

 on replace l'écran sur l'actinomètre. 



Cinquième lecture, au bout de la quatrième minute. 



Sixième lecture, au bout de la cinquième minute. 



La dillerence entre la troisième et la quatrième lecture donne réchauf- 

 fement C, pendant une minute au soleil. 



Les différences entre la première et la deuxième, d'une part, et entre 



la cinquième et la sixième de l'autre, donnent les échauffements ou les 



refroidissements r et r', à l'ombre, pendant une durée d'une minute, 



à des intervalles égaux avant et après l'exposition au soleil. 



r -|— )"'. 

 La marche corrigée est C -| ■ — — 



r et r' seront pris avec le signe plus s'ils représentent un refroidisse- 

 ment, c'est-à-dire une rétrogradation de l'index, et avec le signe moins 

 s'ils représentent un échautfement. 



L'observation étant terminée, on enlève l'écran E' pour que la dila- 

 tation de l'alcool chasse l'air qui serait contenu dans le tube si l'index 

 avait rétrogradé vers la fin de l'observation. Gela fait, on renverse 1 in- 

 strument, la boule en bas, et il est prêt pour une seconde observation. 

 On peut ainsi engager successivement plusieurs index dans le tube, à 

 mesure qu"ils tombent dans l'ampoule r, et faire un grand nombre d'ob- 

 servations. En renversant l'instrument et en le laissant refroidir à l'om- 

 bre, le mercure repasse de l'ampoule dans le réservoir R. 



Si l'observation est faite à midi vrai, on obtiendra immédiatement la 

 hauteur du soleil; dans le cas contraire, l'heure solaire vraie du lieu 

 de l'observation servira h calculer la hauteur du soleil, et au moyen de 

 tables convenables, on en déduira l'épaisseur atmosphérique traversée par 

 les rayons solaires. Si l'on ne veut pas faire ces calculs, il est du moins 

 indispensable de joiiidre à l'observation aetinométrique l'heure du mo- 

 ment de l'observation. 



Pour obtenir la transmissibilité des radiations solaires à travers une 

 couche d'eau d'un centimètre d'épaisseur, on remplira la cuve jointe à 

 l'appareil, d'eau distillée purgée d'air par l'ébullilion et filtrée à plusieurs 

 reprises sur du papier Berzélius blanc assez épais. On opère exacteinrait 

 comme ci-dessus; il sera plus précis de j'aire trois déterminations à inter- 



