316 PHYSIQUE 



blement les radiations, au moins jusqu'à la longueur d'onde 290. 2° Eviter les 

 aberrations : pour cela, on calcule le rapport des rayons de courbure de l'ob- 

 jectif en quartz du goniomètre pour avoir le minimum d'aberration : on trouve 

 4/10, et pour simplifier, on prend un objectif plan-convexe, la courbure étant 

 en dehors. 3° Enfin il faut éviter les effets de la biréfringence des quartz; 

 dans ce but, on prend les quartz dans la direction de l'axe, ce qui supprime 

 la biréfringence rectiligne, et on accole un quartz gauche à un quartz droit 

 pour supprimer la biréfringence rotatoire. 



En outre, pour bien mettre au point la partie du spectre à photographier 

 et qu'on ne voit pas, M. Cornu se sert des oculaires fluorescents de M. Soret; 

 puis cet oculaire est remplacé par une plaque de collodion humide. 



A l'aide de ces perfectionnements nouveaux, on peut obtenir des images 

 qui supportent un grossissement de 150 fois au microscope, et on peut aller 

 jusqu'à la raie correspondant à la longueur d'onde 290. 



M. EEDIEE 



Constructeur d'instruments de précision. 



THERMOMÈTRE ENREGISTREUR. 



(extrait du PROGKS-VERBAL.) 



— Séance du 25 août i%H~. — 



M. Rédier présente un thermomètre enregistreur qui fonctionne sous les 

 yeux des membres de la section. Il est fondé sur la différence de dilatation 

 d'un tube d'acier très-mince de 70 centimèlres de longueur et d'un tube de zinc 

 qui entre dans le premier à frottement dur. Cette différence est d'environ 

 m ,01 pour une variation de température de 1 degré. Elle se produit très- 

 rapidement, ce qui est nécessaire pour la sensibilité de l'instrument. Pour 

 enregistrer les indications de cette tige, on multiplie ses variations de longueur 

 par 500, à l'aide d'un système de multiplicateur dont il est impossible de 

 donner une idée sans dessins, et qui est identique à celui du baromètre enre- 

 gistreur du même constructeur : un degré de variation de température se 

 trouve ainsi représenté par une longueur de 5 millimètres. 



