ALLUARD. — NOUVEL HYGROMÈTRE A CONDENSATION 415 



sonnes connaissant assez la météorologie pour se charger de ce service, et il 

 est indispensable qu'une part soit faite à la météorologie dans l'enseignement 

 public, si l'on veut arriver à quelque résultat. 



M. Ragona s'associe aux opinions de M. Alluard et ajoute que le procédé 

 indiqué par M. Yinot, lui semble insuffisant. La répartition des pressions 

 pourrait bien être identique à deux époques différentes, sans que le temps fût 

 le même, surtout si les températures ne se reproduisaient pas de la même 

 façon. 



M. ALLUARD 



Doyen de la Faculté des sciences de Clennont, Directeur de l'Observatoire météorologique 

 du Puy-de-Dome. 



NOUVEL HYGROMÈTRE A CONDENSATION. 



— Séance du 25 août 18T7. — 



J'ai l'honneur de présenter à la section un nouvel hygromètre à con- 

 densation (fig. 43). 11 se distingue de tous ceux qui ont été employés jus- 

 qu'ici par les deux points suivants : 1° la partie sur laquelle le dépôt de 

 rosée doit être observé est une face plane, bien polie, en argent ou en 

 laiton doré ; 2° cette face plane est encadrée dans une lame d'argent 

 ou de laiton dorée et polie elle-même, qui ne la touche pas, et qui, 

 n'étant jamais refroidie, conserve toujours tout son éclat. Il résulte de 

 cette disposition que le dépôt de rosée s'observe avec la plus grande 

 facilité, de telle sorte qu'on ne trouve presque aucune différence entre 

 les températures des instants où la rosée commence et finit de paraître 

 sur l'instrument convenablement refroidi par l'évaporation de l'éther. 



La forme de l'appareil est celle d'un parallélipipède droit à base car- 

 rée. Sa hauteur a 8 centimètres et sa base 5 centimètres carrés. Trois 

 petits tubes de cuivre traversent le couvercle supérieur : le premier 

 pénètre jusqu'au fond, et les deux autres, dont l'un est surmonté d'un 

 petit entonnoir servant à introduire l'éther, débouchent seulement en 

 haut. Deux petites fenêtres permettent de juger de l'agitation de l'éther 

 par l'aspiration ou le refoulement de l'air destiné à produire le refroi- 

 dissement en évaporant le liquide volatil. Le mieux est d'opérer avec 

 un aspirateur dont on règle l'aspiration suivant les besoins. Une tubu- 

 lure centrale permet l'introduction d'un thermomètre qui, se trouvant 

 placé au milieu du liquide en évaporation, donne la température à la- 

 quelle se fait le dépôt de rosée. Un petit thermomètre fronde, fixé à côté 



