416 MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUE DU GLODE 



sur un support en laiton, permet de déterminer avec précision celle de 

 l'air dont on veut avoir l'état hygrométrique. 

 L'hygromètre a condensation de Daniell a été modifié autrefois par 

 l'un des membres éminents de l'Académie 

 des sciences, par M. Victor Regnault. Il en a 

 fait un instrument de précision, mais son 

 appareil ne s'est pas répandu à cause de sa 

 manœuvre délicate. Le dépôt de rosée se fai- 

 sant sur un cylindre d'argent poli est diffi- 

 cile à saisir. Dans l'hygromètre à face plane 

 que je présente , ce dépôt se voit très-facile- 

 ment par contraste, même à quelques mètres 

 de distance, surtout si l'on a le soin de se 

 placer de manière à éviter toute réflexion sur 

 les faces dorées, ce qui les fait paraître d'un 

 beau noir d'ébène. Son emploi étant très- 

 simple ; sans rien perdre de sa précision, 

 rien ne s'oppose plus à ce que son usage 

 devienne général. 



Depuis que les observations météorologi- 

 ques se sont multipliées de tous côtés, l'hy- 

 grométrie a pris une importance qu'elle 

 n'avait pas autrefois. L'hygromètre qui est 

 presque exclusivement employé est le psy- 

 chromètre. Or, tous les physiciens savent 

 qu'à partir de zéro, pour toutes les basses 

 températures, on ne peut pas compter sur 

 les résultats qu'il donne; qu'il en est de 

 même dans un air très-agité. Et cepen- 

 dant, presque partout, l'on continue à s'en servir dans ces condi- 

 tions-là. Nous espérons que l'hygromètre à face plane, si facile à 

 observer, et muni pendant les froids de l'hiver d'un aspirateur rempli 

 de glycérine, ou d'un mélange d'eau et d'alcool, pourra donner des ré- 

 sultats précis et dignes d'être enregistrés à tous ceux qui ne craindront 

 pas de consacrer deux ou trois minutes à sa manœuvre. Il pourra de 

 plus servir à contrôler, en maintes circonstances, toute installation hy- 

 grométrique dans les observatoires météorologiques. 



