h 



à 



S M M M M 



1 

 U 



s* 



Fig. 47. 



MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUE DU GLOBE 



les différences observées proviennent en grande partie de ce que le 

 psychromètre n'est pas installé de la même manière dans toutes les sta- 

 tions et n'est pas employé convenablement. La première chose à faire 



était de s'assurer comment 

 le psychromètre devait être 

 installé et employé. J'ob- 

 tins dans ce but l'assistance 

 du colonel M. F. Ward, de 

 Rossinières (Suisse), qui 

 entreprit de faire des ob- 

 servations avec plusieurs hy- 

 gromètres placés dans di- 

 verses positions et observés 

 dans dillerentes conditions. 

 C'est le résultat de ces ob- 

 servations que j'ai l'hon- 

 neur de communiquer à la 

 section de météorologie. 



Dans ces recherches, neuf 

 thermomètres furent em- 

 ployés : comme ils ne furent pas placés dans une môme position pen- 

 dant toute la durée de ces observations, nous donnerons les résultats 



fournis par 13 thermomè- 

 tres, dont 3 à réservoir sec 

 et 10 à réservoir mouillé. 

 Ils étaient tous placés dans 

 les positions indiquées fig. 

 47 et 48. Les réservoirs 

 étaient à m ,90 du sol et 

 à m ,27 du plancher de 

 l'étage. Au commencement 

 des observations et quel- 

 quefois pendant leur du- 

 rée, tous les thermomètres étaient comparés, fonctionnant à réservoir 

 sec, les uns avec les autres, et avec un thermomètre étalon et l'on 

 trouva que les indications étaient concordantes, soit dans l'air calme, 

 soit dans un air agité. 



Les thermomètres étaient installés de la manière suivante : 

 N° 4. Réservoir sec et réservoir mouillé. — Le réservoir sec était à m ,15 et 

 le réservoir mouillé à m , 08 du réservoir d'eau qui avait un col très-étroit. Le 

 réservoir mouillé était recouvert d'une fine batiste française, la mèche con- 

 ductrice consistait en 8 brins de coton à repriser qui étaient attachés autour 



Fig. AS. 



