W. MARIOTT. SLR LE PSYCHROMÈTRE 447 



du col du réservoir et inclinés sous un angle d'environ Ali ; ces instruments 

 restèrent dans la même position pendant toute la durée des observations, de 

 juin à décembre 187G. 



N J ± Réservoir mouillé : était monté comme le n° 1, mais la mèche con- 

 ductrice faisait un angle d'environ 75°. 



N° 3. Réservoir mouillé : était monté comme les n os 1 et 2, mais le réser- 

 voir d'eau était au niveau de la boule du thermomètre, de sorte que les fils 

 conducteurs étaient à angle droit. 



N° 4. Réservoir mouillé : monté comme le n° 1, mais la mèche conductrice 

 contenait seulement 3 brins de coton. 



N° 5. Réservoir mouillé : monté comme le n° 4, mais il y avait autour de 

 la boule deux épaisseurs de la plus épaisse mousseline et la mèche conductrice 

 contenait 25 brins de coton. 



N° 6. Réservoir sec et réservoir mouillé : d'abord, le réservoir d'eau qui 

 était découvert fut placé au-dessous du thermomètre sec à m ,015de la boule 

 et à ni ,027 du thermomètre mouillé. Dix semaines après, le réservoir -d'eau 

 fut placé à m ,015 de la boule mouillée et à m ,027 du thermomètre sec. Le 

 thermomètre mouillé était installé comme le n° 1. 



N° 7. Réservoir mouillé : comme le n° 4, si ce n'est que la mèche conduc- 

 trice était enroulée autour de la mousseline depuis le fond du réservoir jus- 

 qu'à la tige. 



N° 8. Réservoir mouillé : comme le n° 7, mais avec une épaisse mousseline 

 et une mèche comme le n° 5. 



N° 9. Réservoir mouillé : la boule de ce thermomètre était recouverte avec 

 une mèche de lampe. 



N° 10. Réservoir sec et réservoir mouillé : ces thermomètres étaient installés 

 comme le n° 1 sec et mouillé, mais il y avait pour l'eau un récipient décou- 

 vert à ra ,040 de la boule du thermomètre humide et à m ,080 de celle du 

 thermomètre sec. 



Le n° 1 à réservoir sec et réservoir mouillé fut pris comme étalon et 

 toutes les lectures furent comparées à celles qu'il fournissait. 



Les observations montrent que les n° 3 2 et 3 se comportent pratique- 

 ment comme le n° 1. 



Le n° 4 s'écarte peu du n° 1, mais il a une tendance à donner une 

 lecture un peu trop basse. 



Le n° 5 donne, par contre des valeurs plus fortes que le n° 1, il n'y 

 a que 44 0/0 des lectures qui soient concordantes. 



Quant au n° 6, le récipient d'eau était seulement à m ,01o au-des- 

 sous du réservoir sec, le thermomètre donnait des températures plus 

 basses que le n° 1 sec; il y avait 8,5 0/0 où. la différence des lectures 

 atteignait 0,45 degrés centigrades et il n'y avait que 15,7 0/0 où les 

 valeurs fussent les mêmes. Lorsque le récipient était au-dessous du 

 thermomètre mouillé et à m ,027 du thermomètre sec, celui-ci donnait 

 une température plus basse que le n° 1 sec lorsque le temps était beau; 



