W. MARRIOTT. — SUR LE PSYCHROMÈTRE 449 



L'eau de source était employée au n° 2 pendant quelque temps, mais 

 les lectures turent les mêmes que pour le n° 1. Après que la mousse- 

 line eut servi pendant deux mois, on observa qu'il s'était formé un dépôt 

 calcaire : le thermomètre commença à donner des indications trop fai- 

 bles : la différence avec le n° i, qui était d'abord de 0°0o, s'éleva à 

 0°2o quand on y plaça de la mousseline propre. 



Ces expériences montrent clairement que, à moins que les observa- 

 teurs emploient la même mousseline, la même mèche conductrice, et 

 qUe les réservoirs d'eau soient placés de la même façon, leurs observa- 

 tions ne sont pas comparables. Les n os 1, 2 et 3 montrent que les lec- 

 tures ne sont pas affectées par la position du réservoir d'eau, pourvu 

 que celui-ci soit clos et qu'il ne soit pas trop rapproché du thermomètre. 

 Il n'est pas convenable cependant de placer la mèche conductrice à 

 angle droit entre la boîte et le réservoir d'eau, car elle agit comme un 

 siphon et vide le réservoir, et, dans les temps de grand vent, elle est 

 exposée à être jetée m partie hors du réservoir et, par suite, à amener 

 un écoulement goutte à goutte. 



L'exactitude de la lecture du thermomètre mouillé dépend surtout de 

 la nature de la mousseline et de la mèche conductrice. Si l'une et l'au- 

 tre sont trop épaisses, les températures observées sont trop élevées : c'est 

 également ce qui arrive lorsque le fil est passé à travers la mousseline, 

 au fond de la boite. Plus épaisse est la mousseline et moins sensible est 

 le thermomètre. 



L'emploi d'un récipient d'eau découvert et placé au-dessous du ther- 

 momètre mouillé et trop près du thermomètre sec no fournit pas de bons 

 résultats. Dans les temps secs, les températures sont trop faibles par 

 l'action de l'évaporation de l'eau du récipient ; mais pendant la pluie et 

 aussi pendant les temps humides, les lectures sont trop élevées. Les lec- 

 tures du thermomètre mouillé sont aussi trop élevées, mais il est presque 

 certain qu'il n'y a pas compensation et que les indications d'un sem- 

 blable hygromètre sont fautives. 



Je voudrais ajouter les règles suivantes pour l'emploi du psychromètre 

 que j'ai eu l'honneur de soumettre à la Société météorologique de 

 Londres, dans l'espoir que l'on pourra obtenir une uniformité complète. 

 Les thermomètres devraient être précisément construits de même et 

 n'avoir pas de gros réservoirs cylindriques. (Je pense qu'il est bon que 

 les réservoirs soient en verre dépoli ; quand la température est au-des- 

 sous de 0°, une couche de glace peut plus facilement se former sur le 

 réservoir que si sa surface est lisse.) 



Les thermomètres ne devraient pas être à moins de m ,080 l'un de 

 l'autre ; la boule mouillée serait couverte d'un seul morceau de très- 

 fine mousseline, taillé de manière à s'adapter complètement sur le réser- 



29 



