450 MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUE DU GLOBE 



voir. Une mèche conductrice formée de G ou 8 brins de coton à repriser 

 serait fixée autour de la tige du thermomètre par-dessus la mousseline. 

 Il est désirable que la mousseline se prolonge un peu au-dessous de l'extré- 

 mité du réservoir demanière à ce que les saletés qui pourraient être 

 entraînées par l'eau pussent s'y déposer et ne s'arrêtent pas sur le réservoir. 



La mousseline et la mèche conductrice doivent être lavées à l'eau bouil- 

 lante avant d'être employées, afin que l'apprêt soit enlevé complètement. 



Le récipient à eau doit être couvert, avec un seul orifice de petites 

 dimensions, pour le passage de la mèclie conductrice; il doit être à 

 m ,05i au moins du réservoir mouillé et à m ,135 du réservoir sec, et 

 il doit être placé de telle sorte que la mèche fasse un angle d'environ 

 4o". 11 conviendrait d'employer de l'eau de pluie propre, sinon on peut 

 employer de l'eau de source. 



La mousseline et la mèche doivent être changées tous les mois au 

 moins, et plus souvent s'il apparaît des .saletés ou des dépôts. (Il est 

 bon de plonger la boule du thermomètre dans de l'acide sulfurique 

 étendu, avant d'y placer la mousseline, afin que les dépôts qui auraient 

 pu se former soit enlevés.) 



Dans les temps humides ouïes temps de brouillard, les deux thermomè- 

 tres doivent être soigneusement essuyés quelque temps avant l'observation. 



Les lectures seront faites aussi rapidement que possible, afin que les 

 thermomètres ne puissent être influencés par le voisinage de l'observateur. 



Lorsque la température est à quelques degrés au-dessus ou au-dessous 

 du point de congélation de l'eau, le thermomètre mouillé est très-délicat 

 et exige des soins spéciaux. 



Si la température est au-dessous de la congélation de l'eau, l'observa- 

 tion ne sera pas correcte s'il n'y a pas une couche de glace autour du 

 réservoir. De l'eau, prise sur de la place fondante, sera apportée sur le 

 réservoir avec une brosse ou une plume, de sorte qu'une mince couche 

 de glace puisse se former autour de la boule ; si une goutte de liquide 

 reste suspendue au réservoir, on l'enlève avec le doigt. Pendant les fortes 

 gelées, on emploiera un réservoir nu (c'est-à-dire sans mousseline), si 

 l'on peut y déposer une couche de glace ; il sera ainsi plus sensible et 

 donnera des résultats plus précis qu'avec la mousseline. (Dans les expé- 

 riences à basse température, un thermomètre nu et recouverL d'une couche 

 de glace indique une température qui, presque toujours, est inférieure 

 de 0°,2 à celle donnée par le thermomètre recouvert de mousseline). 



Quand la température est juste au-dessus de la congélation de l'eau, 

 le réservoir et la mèclie devront être lavés à l'eau chaude pour enlever 

 les dernières particules de glace, sans quoi les lectures faites seraient 

 trop peu élev< 



En résumé, je recommanderais également que de temps à autre les 



