318 PHYSIQUE 



même la nitroglycérine, et sans danger par suite de la facilité qu'il y a à dé- 

 composer l'eau par la pile à de grandes distances, et par suite de ce que le 

 résultat de l'explosion est un corps inoffensif, la vapeur d'eau. 



Examinant à ce propos la question des moyens de production économique de 

 l'électricité, M. Bouvet estime que le meilleur sera sans doute la transformation 

 de la chaleur en électricité par l'intermédiaire des piles thermo-électriques. 



M. HEEMAET 



Capitaine d'artillerie. 



SUR LE BAROMÈTRE ABSOLU DE MM. HANS ET HERMARY. 



— Séance du 27 août 4878. — 



Un thermomètre à air (d'une manière plus générale, un thermomètre 

 quelconque dont le réservoir contient une certaine quantité de gaz) 

 subit à la fois l'inlluence de la température et celle de la pression exté- 

 rieure ; pourvu que cette pression soit transmise à la masse gazeuse 

 dont le thermomètre indique les variations de volume. Un thermomètre 

 à liquide, au contraire, n'est influencé d'une manière sensible que par 

 les variations de température. La comparaison de ces deux, instruments 

 permet donc de déterminer les variations de la pression atmosphérique. 



Divers essais ont été tentés en vue de l'application de ce principe, 

 mais ils ont rencontré des difficultés pratiques. 



Les inventeurs du Baromètre absolu pensent avoir résolu le problème 

 d'une manière satisfaisante comme il suit : 



1" Ils ont remplacé le calcul, qui est habituellement nécessaire pour 

 obtenir la mesure de la pression, par une opération matérielle très- 

 simple qui est la traduction exacte d'une construction géométrique et 

 qui peut être exécutée instantanément par n'importe quel observateur ; 



'2° Ils ont apporté dans la construction du thermomètre à air des dis- 

 positions nouvelles qui font que ce thermomètre devient un instrument 

 facile à transporter et d'une durée qui paraît à peu près indéfinie. 



PRINCIPE GÉOMÉTRIQUE DE l'iNSTRUMENT. 



Un thermomètre ordinaire A et un thermomètre à air B ont leurs tiges 

 disposées parallèlement (fîg. 42). 



Dans le thermomètre B, la masse qui se dilate comprend une partie 

 gazeuse, et elle peut comprendre en outre une partie liquide; les indica- 

 tions de ce thermomètre donnent la somme des variations de volume 

 des deux parties . 



