320 PHYSIQUE 



Voici en quoi consiste l'opération matérielle qui est la traduction de 

 la construction géométrique dont il a été question : 



1° Déplacer un curseur de manière 

 que l'aiguille qu'il porte vienne affleu- 

 rer l'extrémité de la colonne du ther- 

 momètre ordinaire; 



2° Déplacer un deuxième curseur de 

 manière que lelil qui le traverse vienne 

 affleurer l'extrémité de la colonne du 

 thermomètre à air. 



Cela fait, on lit la hauteur baromé- 

 trique en regard de la partie verticale 

 du lil, sur une échelle tracée vers le 

 Lord inférirur du cadre. 



Le lil ne passe pas par l'extrémité de 

 la colonne du thermomètre ordinaire, 

 mais il est attaché en un point du 

 curseur dont le déplacement est égal 

 et parallèle k l'allongement de la co- 

 lonne. Gela suffit pour que le théorème 

 soit applicable. 



Ce sont des motifs relatifs à la con- 

 struction qui font que l'échelle baro- 

 niélrique, au lieu d'être tracée sur le 

 lieu des points P, a été transportée sur 

 sa projection. 



Nouveau type. — Dans un type plus récent, certaines dispositions de 

 l'instrument ont été modiliées comme le montre la ligure 44. 



Le fil, en sortant du curseur inférieur, vient passer par un point hxe 

 et la lecture se fait sur une graduation circulaire. 



Le déplacement des curseurs s'obtient par l'intermédiaire d'un sys- 

 tème mécanique à l'aide de deux boutons placés sur le cadre de l'ui- 

 strument. Comme il n'est plus nécessaire de toucher aux curseurs pour 

 consulter le baromètre, cette disposition a permis de placer les parties 

 essentielles de l'appareil sous une glace qui les protège. 



En assujettissant le lil à passer par un point fixe, les inventeurs 

 avaient d'abord pour but de faciliter les observations à bord des navires 

 qui sont à peu près impossibles avec le 1" type. Mais ils ont obtenu 

 en même temps un autre avantage qui, il est vrai, intéresse moins les 

 savants que les gens du monde qui consultent le baromètre pour la pré- 

 vision du temps : il s'agit de la correction relative à l'altitude. 



Dans le nouveau type, l'échelle barométrique qui est tracée suivant un 



Fig. 43. — A. Thermomètre ordinaire: 

 B. Tige portant un curseur à aiguille, à 

 ce curseur est attaché un lil ; C. Ther- 

 momètre à air. voir le partigraphe con- 

 sacré à sa description ; D. Tige dont l'axe 

 représente le lieu dos points P; un cur- 

 seur glisse le long de cette tige; il porte 

 sur sa face postérieure une pailo perci'^e 

 d'un trou pour le passage du fil ; E. Hchelle 

 barométrique; F. Poids tendant le lil. 



