IIERMAUY. 



BAROMÈTRE ABSOLU 



321 



cercle, est formée de divisions à peu près égales (voir le théorème qui 

 suit), de sorte qu'il a été possible de placer en regard de cette échelle 

 une deuxième graduation 

 portée par un secteur mo- 

 bile que l'on déplace sui- 

 vant l'altitude du lieu. Par 

 suite, l'instrument donne, 

 d'une part, d'une manière 

 exacte, la hauteur baromé- 

 trique absolue ; d'autre 

 part, d'une manière ap- 

 proximativc; cette hauteur 

 corrigée de l'influence de 

 l'altitude (*). 



Le nouveau type com- 

 porte plusieurs modèles. 

 Dans ceux qui sont desti- 

 nés aux faibles altitudes les 

 thermomètres sont légère- 

 ment inclinés. Il sera ques- 

 tion de cette particularité 

 dans le paragraphe relatif 

 à la description du ther- 

 momètre à air. 



THÉORÈMES RELATIFS 



A LA 



DISPOSITION DU NOUVEAU TYPE 



Soit T^ le point d'altache 

 du fil, le curseur étant 

 disposé pour une certaine 

 température. 



Soit, pour la même tem- 

 pérature q, a, b et c, les 



Fig. M. — A. Thermomètre ordinaire; B. Tige portant 

 un curseur à aiguille qui se manœuvre à l'aide du bou- 

 ton G par l'intermédiaire d'un mécanisme qui est placé 

 à l'intérieur de l'instrument, à ce curseur est attaché 

 un fil; C. Thermomètre à air (Voir le paragraphe con- 

 sacré à sa description); D. Tige dont l'axe représente 

 le lieu des points P. Un curseur qui se manœuvre à 

 l'aide du bouton H, par l'intermédiaire d'un mécanisme, 

 glisse le long de cette tige ; il porte sur sa face posté- 

 rieure une patte percéo d'un trou pour le passage du 

 fil; E. Echelle barométrique fixe; F. Secteur portant 

 l'échelle barométrique mobile; K. Point fixe par lequel 

 passe le fil; I. Poids tenseur. 



points où devrait s'arrêter la colonne du 



(*) On sait que les constructeurs d'anéroïdes ont pris l'habitude de régler leurs instruments de 

 manière qu'ils donnent la hauteur barométrique modifiée d'une quantité constante qui représente 

 à peu près la correction de l'altitude. 



On peut objecter contre celte manière d'opérer que la correction de l'altitude n'est pas con- 

 stante ; elle dépend de divers éléments et principalement de la température de l'air. Mais quand 

 il s'agit de faibles altitudes les variations sont négligeables. 



Une autre objection plus grave consiste en ce que beaucoup d'observateurs sont induits en 

 erreur parce qu'ils ne sont pas prévenus de la convention tacite des constructeurs. Le nouveau 

 type du baromètre absolu perte deux échelles qui rendent impossible toute erreur de cette 

 nature. 



21 



