324 PHYSIQUE 



Les huiles réputées les moins siccatives absorbent néanmoins l'oxy- 

 gène d'une manière sensible. Ce fait, indiqué par M. Gloëz, a été vérifié 

 comme il suit : 



Un baromètre a été construit avec un thermomètre à air dont la co- 

 lonne était formée d'huile d'amandes. Il a fonctionné régulièrement au 

 moins pendant quelques jours; mais sa comparaison avec un autre 

 instrument a fait reconnaître qu'il montait d'une manière lente mais 

 continue. Cette variation était évidemment due à l'absorption de l'oxy- 

 gène contenu dans le réservoir. 



On pourrait éviter cet inconvénient en ayant recours à l'emploi d'un 

 gaz autre que l'air ; mais ce procédé est peu praticable en dehors des 

 laboratoires. 



L'acide sulfurique présente un autre inconvénient qui résulte de 

 sa propriété d'absorber la vapeur d'eau, la glycérine possède la même 

 propriété à un degré moindre. On va voir comment on a réussi à évi- 

 ter cette difficulté; mais on doit dire d'abord que l'acide sulfurique s'é- 

 tant montré très-propre à l'usage dont il s'agit, la glycérine n'a pas été 

 expérimentée. 



Pour empêcher la colonne d'acide sulfurique de s'allonger en absor- 

 bant l'humidité de l'air extérieur, on l'a isolée de l'atmosphère au 

 moyen d'une colonne d'huile qui forme un obturateur mobile trans- 

 mettant parfaitement la pression. L'absorption de l'oxygène par l'huile 

 n'offre dans ce cas aucun inconvénient tout le temps qu'elle n'altère pas 

 la lluidité du liquide, ce qui n'arrivera qu'après un temps très-long. 



Après divers essais, on est arrivé à conclure que la meilleure dispo- 

 sition à donner aux colonnes consistait à les placer dans des tubes en 

 U. On peut ainsi, pour la construction de l'instrument, recourir à l'arti- 

 fice que les souffleurs de verre mettent en pratique pour achever le rem- 

 plissage des thermomètres à alcool. Cet artifice consiste à soumettre le 

 thermomètre à air à un mouvement de fronde rapide qui rassemble le 

 liquide dans la courbure de chaque tube en U ; on fait ainsi disparaître 

 très-racilement les index qui se manifestent en dehors des colonnes, soit 

 pendant la construction, soit ultérieurement. 



Les tubes en U présentent encore d'autres avantages : les déplacements 

 des colonnes par l'effet des chocs y sont bien moins sensibles que dans 

 les tubes rectilignes ; par suite, les chances de division des colonnes 

 sont moindres ; la masse d'air contenue dans le réservoir peut être placée 

 tout entière près du réservoir du thermomètre ordinaire, ce qui assure 

 l'égalité de température. 



L'acide sulfurique est coloré au moyen de l'indigo. 



En conséquence des raisons qui précèdent, le thermomètre à air est 

 constitué comme l'indiquent la figure ci-contre et la légende qui l'ac- 



