326 PHYSIQUE 



Dans le montage du baromètre, on se réserve la possibilité de dépla- 

 cer légèrement le thermomètre à air. De sorte que l'instrument peut 

 être mis, après coup, en concordance avec un étalon. 



SUR LE DEGRÉ DE PRÉCISION DU BAROMÈTRE ABSOLU. 



Le baromètre qui est décrit ci-dessus est fabriqué d'une manière cou- 

 rante par des procédés plus industriels que scientifiques. Néanmoins sa 

 précision est suffisante pour les observations que font les gens du monde 

 en vue de la prévision du temps et pour les observations des stations 

 métér éologiques dans lesquelles on ne jugerait pas nécessaire de recou- 

 rir au baromètre à mercure. 



11 donne généralement les variations importantes de la pression à 

 moins de 1 millimètre près et il est sensible aux variations les plus 

 faibles. 



Ou doit éviter de le mettre sous l'influence du rayonnement direct 

 du soleil ou d'un foyer parce que dans ce cas ses différentes parties peu 

 vent s'échauffer inégalement. 



La constance de la température est une condition favorable. On ne 

 doit consulter l'instrument que lorsque le thermomètre est stationnaire, 



J'ai essayé de construire un instrument plus précis en employant des 

 tubes gradués sur tige et abandonnant la construction géométrique pour 

 revenir à l'emploi du calcul ou d'une table. 



Pour assurer l'égalité des températures, j'ai placé les deux thermomètres 

 dans un gros tube en partie rempli d'un liquide. 



Il semble que cet instrument pourrait être avantageux pour les ascen- 

 sions aérostatiques parce qu'il est peu volumineux et facile à transporter; 

 mais il a l'inconvénient de ne pas donner la pression par une lecture 

 directe . 



Le seul spécimen exécuté ayant été brisé après un petit nombre 

 d'observations, je ne suis pas en mesure de donner des renseignements 

 certains sur la valeur de cet instrument. 



