DE BAUMHAUER. — LE MÉTÉOROGRAPHE A DISTANCE 483 



de ses parties (l'observatoire solitaire) devait être établie au sommet de la 

 tour de la cathédrale d'Utrecht, tandis que l'autre partie (cylindre récepteur), 

 au moyen d'un seul fil communiquant avec le sol, donnerait au directeur de 

 l'Institut, dans son cabinet situé à un quart de lieue de la cathédrale, l'occa- 

 sion de connaître régulièrement, heure par heure, et en outre chaque fois qu'il 

 le jugerait à propos, les indications des instruments. Ce nouvel appareil, auquel 

 M. OUand apporta beaucoup de perfectionnements mécaniques, dont l'expé- 

 rience antérieurement acquise lui avait fait sentir l'opportunité, fonctionne depuis 

 un an et demi, dans les conditions précitées, avec une régularité parfaite, et à 

 l'entière satisfaction de M. Bays-Ballot. L'instrument exposé à Philadelphie, 

 ayant beaucoup souffert lors du retour, le gouvernement qui désirait que cette 

 invention néerlandaise fût représentée aussi dignement que possible à l'Expo- 

 sition de Paris, chargea M. Olland d'exécuter un troisième appareil. Grâce à 

 l'esprit inventif de l'artiste, ce dernier modèle est devenu un météorographe 

 presque parfait, qui mérite l'intérêt non-seulement des météorologistes, mais 

 aussi de tous les constructeurs d'instruments; car il se prête avec la même 

 facilité, à l'enregistrement de la hauteur des cours d'eau ou des marées et à une 

 foule d'autres applications. 



Le principe sur lequel repose ce météorographe enregistreur est, en peu de mots, 

 le suivant: les variations de chaque instrument météorologique sont transmises 

 à un levier, qui met en mouvement une aiguille, ainsi que cela a lieu dans le 

 baromètre anéroïde, le thermomètre métallique, etc. Les aiguilles des différents 

 instruments, bien qu'entièrement indépendantes l'une de l'autre, tournent 

 autour d'un axe commun, de sorte que leurs indications s'opèrent sur un même 

 limbe circulaire. Le mouvement des aiguilles est calculé de manière que cha- 

 cune, dans ses plus grands écarts, ne parcoure qu'une portion déterminée du 

 limbe et ne puisse jamais, par conséquent, en rencontrer une autre. Si l'on 

 veut, par exemple, enregistrer les indications de quatre instruments, un quart 

 de cercle est disponible pour les déplacements de chaque aiguille. Chacun de 

 ces quarts de cercle ayant reçu une division appropriée à l'instrument corres- 

 pondant, on aura un cadran sur lequel pourra se faire la lecture directe de 

 quatre instruments. 11 ne s'agit plus que de transmettre cette lecture, par voie 

 électrique, à une station éloignée, où elle devra s'inscrire automatiquement. A cet 

 effet, le limbe divisé, en métal inoxydable (platine ou laiton doré), est construit de 

 façon que les divisions s'y présentent en relief. A des intervalles réguliers, d'une 

 heure ou d'un quart d'heure, suivant le désir du météorologiste, une aiguille, 

 qui tourne autour de l'axe commun et dont la pointe en platine appuîe par 

 un ressort sur les reliefs du limbe divisé, parcourt rapidement le cercle entier. Si 

 maintenant cette aiguille et le limbe divisé font partie d'un circuit électrique, 

 le circuit sera fermé chaque fois que le ressort touchera les divisions en relief 

 et, en outre, chaque fois qu'il touchera les extrémités, également métalliques, 

 des quatre aiguilles des instruments, qui, pour éviter tout entraînement, sont 

 pressées légèrement sur le limbe par un anneau au moment où doit se faire 

 la lecture électrique. Telle est la disposition de l'observatoire solitaire, qui com- 

 munique par un seul fil télégraphique avec l'observatoire central, d'où part le 

 courant électrique qui règle à la fois la rotation périodique de l'aiguille à res- 



