490 MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUE DU GLOBE 



et dit que c'est dans cette voie, la marche des tempêtes et la découverte des 

 grandes lois de l'atmosphère, que les météorologistes doivent marcher et con- 

 centrer tous leurs efforts, les études de détail et les avertissements à donner 

 aux agriculteurs ne pouvant être fructueux que lorsque les phénomènes géné- 

 raux seront mieux connus. Ainsi les avertissements aux marins rendent déjà 

 de grands services, et on doit encourager toutes les tentatives faites pour leur 

 donner plus d'ampleur, comme celle de la Chambre de commerce de Marseille, 

 dont il a été question à la séance précédente. 



M. D. EA&OIA 



Directeur de l'Observatoire royal de Modène. 



NOUVEAU PLUVIOMETRE. 



(extrait du procks-verbal). 



— Séajice du 2 8 août i 87 8. — 



M. Ragona donne la description d'un pluviomèlre de son invention qui 

 fonctionne à l'Observatoire royal météorologique qu'il dirige à Modène. Le 

 récipient est un cylindre de zinc de 7i centimètres de diamètre divisé inté- 

 rieurement en 24 secteurs se réunissant sur l'axe central; un mouvement 

 d'horlogerie placé à la partie supérieure fait tourner brusquement de 1/24 de 

 circonférence toutes les heures la partie mobile de l'instrument, qui se compose 

 d'un entonnoir de cuivre placé au centre, sous le tube qui amène la pluie, et 

 d'un tube de cuivre recourbé qui verse successivement l'eau tombée dans 

 24 petits entonnoirs communiquant avec les compartiments intérieurs; le fond 

 de chacun d'eux est incliné et à la partie inférieure se trouve un robinet en 

 regard duquel est inscrite l'heure correspondante. Près du pied est fixé un vase 

 mesureur en cristal divisé en centimètres cubes. Une disposition spéciale 

 permet d'incliner le vase récepteur pour mesurer la pluie tombée, de manière 

 à ce qu'il s'abaisse précisément sur le cylindre en cristal. Le collecteur qui 

 reçoit l'eau de pluie est placé sur la terrasse de la tour de l'Observatoire royal, 

 à environ 70 mètres d'altitude; c'est pour cela que M, Ragona a cru devoir 

 donner un cylindre récepteur d'assez grandes dimensions. Chaque millimètre 

 d'eau tombée sur le sol correspond à 325 millimètres cubes d'eau dans le 

 pluviomètre, et chaque compartiment peut recevoir 30 millimètres de pluie. 



En quarante ans, il est arrivé 6 fois à Modène qu'il est tombé de 30 à 35 

 millimètres d'eau en 1 heure et 2 fois il en est tombé de 32 à 38 en d/2 heure; 

 dans ces cas exceptionnels, l'observateur devra vider le cylindre plusieurs fois 

 par heure. L'instrument qui vient d'être décrit a été mis en place le l*"" 

 juin 1878. 



