— (JC) — 



eiuer Z am boni scheu Säule eiue Laduug vou etwa 200 A'olt und 

 beobachtet nuu viertelstüudlich den Spanuungsabfall. den das Elek- 

 troskop anzeigt. Mau erhält so als Ergebnis dieser sogenannten »Y er- 

 probe« den Spannungsabfall, den die Luft des Arbeitsraumes pra 

 Stunde herbeiführt. 



Zur Bestimuning der »A k t i v i t ä t des 31 i n e r a 1 w a s s e r s « wählt 

 man folgende Vorrichtung. An den einen Hahn der eben erwähnten 

 Metallglocke schaltet man eine mit zwei Ventilen versehene, in einer 

 Richtung als Saugpumpe in der anderen als Druckpumpe wirkende Luft- 

 pumpe an. Auf sie folgt ein Kalziumchloridrohr, dann eine Wulf sehe 

 Flasche, ihr schliesst sich ein System von Natronkalk- und Kalzium- 

 chloridrohren an, auf welche alsdann ein geerdetes mit ^Messingdraht- 

 netzscheiben gefülltes Messingrohr (behufs Wegnahme der »Wasserfall- 

 elektrizität«) folgt. Dieses war dann seinerseits an den zweiten Hahn der 

 Metallglocke des Elster und G e i t e 1 scheu Apparates angeschlossen. 



Der Rauminhalt dieses ganzen Apparatenkreises, einschliesslich der 

 Metallglocke, betrug 7,23 Liter, und es wurden in die Wulf sehe 

 Flasche 362 cc frisch entnommenes Wasser des Kochbrunnens, ent- 

 sprechend ''20 des Luftvolumens, verbracht. Setzte man nun die Luft- 

 pumpe in Tätigkeit, so wurde Luft aus der Glocke im Kreisprozess 

 durch das Wasser hindurchgepresst, getrocknet und wieder in die Glocke 

 zurückgesaugt. Dieser Kreislauf der Luft wurde so lange fortgesetzt, 

 bis man sicher sein konnte, dass die Zahl der Pumpenstösse ausgereicht 

 hatte, das gesamte Luftvolumen im viermaligen Ilmtrieb durch das 

 Wasser hiudurchzuschicken. Auch jetzt wurde wieder das Elektroskop 

 geladen und der Spannungsal)fall von Viertelstunde zu Viertelstunde 

 gemessen. lüin Plus an stündlichem Spannungsabfall, das sich gegen- 

 über der Vorprobe ergibt, ist der Bew-eis für die Gegenwart radio- 

 aktiver Emanation und zugleich das Mals der Aktivität des Mineral- 

 wassers. 



Es zeigt sich — wie namentlich Schmidt näher ausführt — bei 

 derartigen Versuchen häutig, dass der Spannungsabfall während der 

 ersten 10 bis (iO ^Minuten vom Beginn des Versuchs an zu schwanken 

 pflegt und dann erst für eine Zeit laug innerhalb gleicher Zeitintervalle 

 konstant wird Man erhält dann also verschiedene Resultate, je nach- 

 dem man die Aktivität nach dem Spannungsabfall in der ersten 

 Stunde oder nach demjenigen in der Stunde bemisst, die vom Beginn 



