17] Molekularkiäfte. 17 



Gasaustausch Aufschluss zu gewiuiieji suclieu, zeicliuet sich die durch 

 F. Darwin und Perts (1912) angegebene Porometermetliode vor anderen 

 dadurch aus, dass sie während einer langen Beobachtungszeit eine fortgesetzte 

 Kontrolle über den jeweiligen Öffnungszustand der Stomata erlaubt. Das 

 Prinzip ist folgendes: Auf das Blatt der zu untersuchenden Pflanzen wird eine 

 kleine Glasglocke aufgesetzt und luftdicht angeleimt. Die Glocke besitzt 

 ein Ansatzrohr, an dem ein Schlauch angebracht ist. Durch Saugen an diesem 

 Schlauch wird in dem Porometer ein luftverdünnter Raum erzeugt. Der Aus- 

 gleich zwischen dem verminderten Druck im Porometer und dem Aussendruck 

 muss nun durch das Blatt erfolgen und die Zeit, die zu diesem Ausgleich not- 

 wendig ist, dient als Kriterium für den grösseren oder geringeren Öffnungs- 

 zustand der Stomata. — Die Versuche, das Porometer mit einem Selbst- 

 registrierapi)arat zu verbinden, haben zu keinem völlig befriedigenden Ergebnis 

 geführt und Pinkhof zu einer Neukonstruktion veranlasst. Das Porometer 

 von P. wird an eine Wasserstrahlluftpumpe angeschlossen, die während des 

 ganzen Versuchs arbeitet. Das Porometer steht über einem Manometer mit 

 der Pumpe in Verbindung. Als Manometer dient ein U-förmig gebogenes 

 Glasrohr, das mit destilliertem Wasser gefüllt ist und dessen einer, mit der 

 Atmosphäre in Verbindung stehender Schenkel einen grösseren Durchmesser 

 hat. In diesen Sehenkel hinein reicht ein Schwimmer, der an einem über eine 

 drehbare Achse laufenden Faden befestigt ist. Ein kleines Gegengewicht 

 hält den Faden straff gespannt. Änderungen des Wasserstandes in dem Mano- 

 meter bewirken ein Drehen der Achse, über die noch ein zweiter Faden läuft, 

 an dessen beiden Enden pj-förmige ^letallbügel befestigt sind, die bei einem 

 bestimmten Wasserstand in die mit Quecksilber gefüllten Buchsen eines 

 Kontaktes tauchen. Die Einstellung ist nim so, dass, wenn der Druck im 

 Porometer gleich dem atmosphärischen ist und das Wasser in den beiden 

 Manometerschenkeln gleich hoch steht, der eine Metallbügel in den Kontakt 

 eintaucht und einen Stromkreis schliesst, welcher den über das Manometer 

 zur Luftpumpe führenden Schlauch durch Auseinanderziehen einer Klemme 

 (durch Elektromagneten) öffnet, so dass im Porometer ein luftverdünnter 

 Raum entsteht. Das Sinken des Luftdruckes in dem Ajjparat bedingt ein 

 Steigen des Wassers in dem geschlossenen, Sinken im offenen Manometer- 

 rohr. Der Schwimmer setzt mm die Achse in Bewegiuig, imd der Bügel aus dem 

 ersten Kontakt wird herausgezogen, während der andere Bügel in den zweiten 

 Kontakt taucht. In diesem Augenblick lässt der Elektromagnet die Klemme 

 los und der vom Porometer zur Pumpe führende Schlauch wird abgeklemmt 

 und durch die Spaltöffnungen beginnt der Luftstrom in das Porometer einzu- 

 dringen. Nach kürzerer oder längerer Zeit, je nach Öffnungsweite der Stomata, 

 gleicht sich der Luftdruck aus und das Wasser steigt wieder im äusseren Mano- 

 meterrohr. Während dieser Zeit nun wird an der langsam sich drehenden 

 Registriertrommel durch ein Ulirwerk ein Schreibstift parallel zur Trommel- 

 längsachse entlang gezogen, und zwar ist das Triebwerk in dem Schaltungs- 

 system so angeschlossen, derartig angebracht, dass das von einer IThrfeder 

 getriebene Zahnrad nur währeiid der Periode, während der im Porometer ein 

 negativer Druck herrscht, gegen das den Schreibstift bewegende Zahnrad 

 gedrückt wird. Wird der Stromkreis nach Ausgleich des Druckes innerhalb 

 und ausserhalb des Porometers unterbrochen, so weichen die Zahnräder aus- 

 einander, der Schreibstift schnellt zurück, das Triebrad wird dm-cli einen 

 anderen, sich einschaltenden Stromkreis gegen ein zweites Zahnrad oedrückt. 

 Botanischer .Jahresbericht XLVIII (1920) 1. Abt. [Gedruckt 1. 8. 21]. 2 



