83 



soude pure, soil en cxposaiU le metal a I'air, soil en le projetaiit 

 par petits fragmenls dans I'eau distiliee froide. 



■> On ne pent pas prendre trop de precautious dans des recher- 

 clies de ceue nature pour eviter les causes d'erreurs. La purete 

 des r^actifs est la condition indispensable de toute experience de 

 chimie destinee ii donner des resullals certains et rigoureux. Je 

 dois insister ici sur la neceasite de preparer soinieme la solution 

 alcaline et de s'assurer de sa purete, dans tous les cas ou cette 

 solution est destinee a absorber I'iodedont on cherchea constaier 

 la presence ; la recomniandalioii ue paraitra pas superflue a ceux 

 qui savenl que le carbonaie de polasse du commerce et la po- 

 tasse caustique des fabricanls de produits chimiques renferment 

 souvent de i'iode a I'etat d'iodure ; c'est iin fait signale depuis 

 longtcmps, mais dout (^n n'a peut etre pas assez tenu compte lou- 

 tes les fois qu'on a employe ces malieres pour decouvrir I'iode 

 dans i'air et dans certains uietaux. 



» La disposition du nouvel apj)arcil contenant la solution alca- 

 line de soude ou de polasse me parait rcaliser les conditions essen- 

 tielles d'un bon systeme de lavage. Get appareil, destine a reni- 

 placer les tubes laveurs en U de Gay-Lussac, et meme dans cer- 

 tains cas les tubes a boules de Liebig, consiste en un tube solide 

 en verre de 20 a 25 millimetres de diametre, sur l'" a l^iSO 

 de longueur ; chacune des exircmites de ce tube est relevee sur 

 une longueur de 10 centimetres environ; la premiere forme vers 

 la partie moyenne un coude ou angle de 135° environ ; la seconde 

 porte vers le milieu un renflement spherique souffle a la ianipe, 

 et elle fait avec ia brancbe intermediaire un angle de HO a 115 

 degr^s. 



*o' 



" L'air arrive da::s le liquide laveur au moyen d'un petit tube 

 adaple a la premiere ixtremite et eufonce jusqu'a la courbure; 

 il cheniine ensuite bulle ii buUe dans la brancbe intermediaire in- 

 clinee plus ou nioins a I'horizon, suivantla vitessedu courantque 

 Ton peut regler a volonte. L'appareil fonctionne regulierement 

 quand cetie Vitesse ne depasse pas ZjO litres par heure. Au dela 

 de ce terme les bulies ne cheniinent plus isolement dans le liquide 

 absorbanl; il est done |)rLlV'rable de rester toujours au-dessous ile 

 celle limite el de regler, an moyen dun robinet mnni u'un index, 



