20 



dernie des sciences de Paris le 4 juiii 1838. II fut indique par 

 cetle Academie a {'expedition scienlifiquc d'Islande que dirigeait 

 M. Goymard. Dcsinstniineiits fureiit conslruits aux fraisde I'^lut 

 sur les indications que j'avais fournies, et pendant le voyage ils 

 furent mis en usage par deux menibres de I'expedition, MM. Bra- 

 vais ct Martins ; cos messieurs priicnt des mcsures nombreuses 

 dont le resultat n'a point ele publie p ir suite de Petal de sante de 

 M. Bravais ; d'autre part, le memoirc que j'avais depose 5 I'Aca- 

 demie des sciences fut egar6 par I'un des commissaires. J'avais 

 quitie Paris a celte epoquo et, detourne par d'aulres preoccu- 

 pations, je ne donnai pas unc suite immediate a res premiers 

 travaux. 



» Je n'y reviendrais pas aujourd'hui apres environ vingt ans, 

 si I'iniportance qu'on a attachee a des meiliodes de mensura- 

 tion cranienne qui ont el6 successivement propos^es ne m'avail 

 paru un motif suffisant de rappeler un instrument qui a 

 ele pour ainsi dire oubli6 et qui copondant me sombie remplir 

 plus completement les indications de I'antliropologie que les pro- 

 cedes et les appareils qu'on a prcconis6s depuis peu et qui ont 

 raeme oblenu la sanction de rapports tres fuvorables. Je ne furni 

 pas la critique de ces instruments ; les plus connus, celui de .Mor- 

 ton par exomple, et celui de M. Jacquart qui n'en est qu'un 

 perfectionneinent, ne donnentque la mesure de i'angle facial dont 

 Blumenbacli a fait avec tant de raison sentir I'insuflisance. M. Cli. 

 G. Carus a propose, en 1843, un procede exact, mais d'un em- 

 pioi difficile et borne, le moulage par le platre ou I'argile des 

 courbes du crane que Ton consiclere. Ce procede n'a pas eu d'iini- 

 tateurs a cause des difficultes qu'il presente, et d'ailleuis les r€- 

 sultats qu'il donne sont insuffisants. Le cephalometre que je viens 

 rappeler ici ne srmblera done point avoir perdu de sa valeur pri- 

 mitive, et comme je I'applique depuis longtemps deja et que ces 

 applications que je poursuis encore doivent servir de base a un 

 travail que je prepare sur la cephalometrie des races et des 

 aiienes, j'ai cru devoir m'adresscr a la Societe el la rendrejuge«le 

 ses avantages et surlout de la legiliniile de son emploi. 



» Suivons sur la figure ci-joinlc le detail dc cet instrument : 

 » A est un ccrcle meiallique, leger, qu'on voit ici par la tran- 

 che ct qu'on assujcttil aulour dc la ifitc au moyen dc quatre vis 



