NOTES ET REVUE. xix 



Les organes mâles consistent en testicules nn peu diffus, mais situés surtout 

 entre le système nerveux et le tube digestif; il y en a encore de dorsaux et 

 latéraux sous-ectodcrmiques, mais ils sont sans communication avec les vrais 

 testicules, et leurs produits ne peuvent être évacués qu'à travers l'ectoderme. 

 On rencontre des globules spermatiques et des spermatocytes imparfaits dans 

 les canaux déférents et dans les vésicules séminales. Le développement du 

 pénis varie beaucoup. 



Les M. giganteum, gigas et Carpenleri ont des mâles complémentaires. Les 

 ovaires des hermaphrodites y sont remplacés par des testicules, mais ceux-ci 

 communiquent avec le reste de l'appareil mâle. Quant aux oviductes, ils sont 

 fort bien développés, mais ne contiennent ni œufs ni sperme. 



Il est fort possible que ces mâles complémentaires ne soient en réalité que 

 des hermaphrodites incomplètement développes. 



L'auteur ne regarde pas les Myzostomes comme de véritables Chétopodes, 

 mais comme intermédiaires entre ceux-ci d'une part et les .arachnides, Lin- 

 guatules et Tardigrades de l'autre. L. J. 



XII 



COMPRESSEUR NOUVEAU, A PRESSION RÉGULIÈRE 

 ET A RETOURNEiMENT, 



Par le D^ Yves Delage, 

 Chargé de cours à la Faculté des sciences de Paris. 



C'est en étudiant les Convolitta vivantes que j'ai été amené à faire construire 

 l'instrument que je présente ici aux zoologistes. 



Tout le monde connaît les inconvénients des compresseurs ordinaires. Ces 

 inconvénients qui constituent une simple gêne lorsque l'on étudie des animaux 

 relativement gros, peu agiles, maniables, en un mot, deviennent un sérieux 

 obstacle lorsqu'il s'agit d'animaux très mobiles et difficiles à orienter à l'œil nu. 



1° La compression n'est pas égale et, si peu que le pnrallélisme des verres 

 soit en défaut, l'animalcule arrive à se placer à un endroit où il n'est pas 

 comprimé et se meut à l'aise, de manière à s'opposer à toute observation dé- 

 licate. Bien heureux quand il ne gagne pas les bords pour s'échapper sous la 

 garniture métallique. Il suffit même qu'il s'en rapproche à quelques milli- 

 mètres pour que l'observation devienne impossible avec les objectifs forts qui 

 viennent buter contre la bordure métallique et maintiennent le centre de la 

 lentille à distance du bord. 



2° Si, après avoir examiné l'animal sur une face, on veut l'étudier sur 

 l'autre, il faut démonter l'appareil et le retourner, ce qui parfois est fort mal- 

 aisé, car l'animal se débat, et souvent on ne peut reconnaître qu'au micro- 

 scope sur quelle face il est posé. 



