( >9' ) 

 rotation, et à des constatations de zéro dans des instruments électriques. 

 Ces conditions sont satisfaites dans les méthodes que je vois indiquer. En 

 outre, les circnits ne contiennent aucun contact frottant et restent immo- 

 biles; il faut alors renoncer à l'emploi des courants constants prodnits 

 par induction, 



» Un aimant tourne àl'inlérienr d'une bobine sphérique et produit une 

 force électromotrice sinusoïdale. La vitesse de rotation doit être constante; 

 on la mesure. Les extrémités du fil de la bobine sphérique sont réunies à 

 un circuit complexe, où se produisent des courants sinusoïdaux, d'ampli- 

 tudes et de phases différentes, ayant tous pour période la durée d'un tour 

 de l'aimant mobile. Des courants sinusoïdaux non redressés et de courte 

 période sont sans action sur uu galvanomètre; c'est donc l'électrodyna- 

 momètre qu'il faut employer. 



» On règle le circuit complexe de manière que la déviation permanente 

 de la bobine mobile, sousTinfliience des courants périodiques, soit nulle. Il 

 existe alors une relation, entre les coefficients d'induction, les résistances 

 des diverses parties du circuit et la vitesse de rotation; cette relation per- 

 met de déterminer la résistance absolue du circuit. 



» Il importe de remarquer que le moment magnétique de l'aimant tour- 

 nant n'influe que sur la sensibilité. Lorsque les courants qui traversent les 

 deux parties de l'électrodynamomètre sont différents, les conditions de zéro 

 sont que l'amplitude de l'un des courants soit nulle, ou que la différence de 



phase entre les deux courants soit -• 



» Voici un exemple, entre plusieurs. Le circuit complexe se compose 

 d'un circuit inducteur (o), d'un circuit induit primaire (i), d'un circuit 

 induit secondaire (2). Le circuit inducteur (o) contient la bobine 

 sphérique, source du courant sinusoïdal, la bobine mobile d'un électrody- 

 namomètre sensible, et une bobine inductrice; près de celle-ci, se trouve 

 la bobine induite du circuit (i), qui contient en outre uu rhéostat sans 

 coefficient d'induction sensible, et une bobine inductrice. Le circuit (3) 

 contient la bobine fixe de l'électrodynamomètre et deux bobines induites, 

 que l'on peut substituer l'une à l'autre dans le voisinage de la bobine in- 

 ductrice du circuit (i). On peut ainsi donner au coefficient d'induction 

 mutuelle entre (i) et (2) deux valeurs différentes M, 2, m,.,, sans altérer les 

 coefficients de self-induction. 



» Dans deux expériences, on conserve la même vitesse de rotation -> 



C. R., i883, I" Semestre. (T. XCVI, N" 3.) ^5 



