( 74> ) 

 dimension moindre. Si l'on voulait, à ce point de vue, réaliser la perfection 

 des petits instruments, il faudrait donner aux lunettes une longueur qui 

 rendrait les dispositions des mécanismes extrêmement compliquées. 



» Avec la nouvelle construction on peut, sans inconvénient aucun, 

 allonger la lunette autant qu'il est nécessaire et établir l'achromatisme 

 désiré. C'est encore une des raisons qui s'ajoutent à celles qui ont été in- 

 diquées plus haut pour expliquer la netteté des images. 



» Les images ont été examinées déjà et à des é|)oques différentes par une 

 vingtained'astronomes français et étrangers :MM. Hirsch, Foerster,Perrotii), 

 Trépied, Rayet, Thollon, Trouvelot, etc., qui tous ont été frappés de la 

 régularité des images. 



» M. Newcomb, en dernier lieu, a pu dédoubler l'étoile w Lion, dont 

 les deux composantes sont à une distance de o",5 : c'est la limite indiquée 

 par Foucault pour le pouvoir séparateur d'un objectif de 0,27, la même 

 grandeur que celui du nouvel équatorial. 



M Toutes les éludes comparatives effectuées depuis l'installation, comme 

 les résultats déjà obtenus, m'autorisent à affirmer que cet instrument est 

 destiné à rendre de grands services àl'Astronomie.Frappésdeces avantages, 

 les Directeurs des Observatoires d'Alger et de Besançon viennent d'adopter, 

 pour leurs grands équatoriaux, le même mode de construction. 



M Depuis rem|)loi de cet équatorial et en vue de ces constructions ulté- 

 rieures, j'ai trouvé le moyen de simplifier plusieurs des mécanismes. Ainsi, 

 par exemple, dans l'instrument actuel, il y a deux cercles distincts de 

 lecture, l'un pour les ascensions droites, l'autre pour les déclinaisons, rap- 

 prochés l'un de l'autre pour se trouver commodément à la portée des yeux 

 de l'observateur. Dans les nouveaux, il ne se trouvera plus qu'un cercle 

 unique, portant deux divisions et devant servir à la fois pour les deux coor- 

 données. En outre, actuellement, quand on passe d'une déclinaison à 

 l'autre, il faut orienter de nouveau le micromètre d'observation, ce que 

 l'on fait au moyen du cercle de position, en le tournant d'une quantité 

 égale à la variation de déclinaison. 



» Dans l'équatorial perfectionné, le micromètre sera entraîné automati- 

 quement par le miroir et se trouvera ainsi directement orienté. » 



