( 83; ) 

 qn'iin rayon homogène de cette couleur, venant de la fente en suivant l'axe 

 (]\i tube, sort du prisme sans déplacement, c'est-à-dire lorsque l'R est con- 

 fondu avec SI. Dans ces conditions, en effet, £ = o, et l'image de la fente 

 est fixe en position comme en direction pour toute valeur de a. 



1) Cette image est rectiligne et sa distance à la fente réelle est égale à 

 deux fois la distance de l'axe du tube à la base du prisme. 



» Pour obtenir d'un seul coup ce réglage, j'ai abattu l'angle réfringent 

 par une section parallèle à la base, de telle façon que, une fois centré 

 dans le tube collimateur, le prisme soit réglé pour la raie D. Le calcul 

 montre que la distance de la section à la base est alors exprimée en fonc- 

 tion de la hauteur du prisme par la relation 



d = h( I 



\jin- — 1 



n étant l'indice de la raie D dans le prisme considéré. 



» A la vérité, le prisme ne peut se trouver réglé à la fois pour toutes les 

 couleurs, mais la différence des valeurs de £ aux deux extrémités du spectre 

 est tellement faible (©"""jiS environ dans le prisme que j'emploie) qu'il 

 est inutile de s'en préoccuper, surtout dans les spectroscopes à grande 

 dispersion où les mesures ne se rapportent qu'à des radiations d'indices 

 très peu différents. 



» Dans l'appareil dont je me sers, la fente et le prisme redresseur ne 

 sont pas rendus solidaires. Cette disposition, qu'il ne m'a pas été donné de 

 pouvoir réaliser, rend donc l'appareil de M. Thollon plus complet que le 

 mien. Je suis, du reste, comme M. Thollon, d'avis que l'emploi delà fente 

 inclinée peut servir beaucoup à l'étude des protubérances, et c'est à ce 

 point de vue que, dès les premiers jours de cette année, j'ai fait adapter le 

 prisme redresseur au spectroscope à liquides. M. Trépied, directeur de 

 l'Observatoire d'Alger, eut alors l'idée qu'on pouvait utiliser les déplace- 

 ments angulaires de la fente pour repérer les protubérances sur le disque 

 solaire et, dès cette époque, il calcula, pour la latitude d'Alger, des Tables 

 qui, de 4° en 4° de déclinaison et pour chaque heure du jour, donnent 

 l'angle de position d'un diamètre de l'image réelle du Soleil observée au 

 spectroscope. » 



