( 9^2 ) 

 qu'il vous plair:i. Pour cliarnn d'eux, l'insliint de la mort sera déterminé el je détiion- 

 trer.ii que, cliez Iiiiis, le sang du radavre, d'abord nniqueinenl charbonneux, sera, le 

 lendemain, tont à la fois sepliqiic el charbonneux . 



» Il seia dès lors établi, avec une entière exactitude, que l'assertion formulée Jiar moi 

 le 8 juin 1882, et contre laquelle vous avez protesté à deux repiises, correspondait, non à 

 nne o|)inion ar])ilraire, comme vous le dites, mais à un piincipe scientifique iuimnable, el 

 que j'ai pu légitimement affiinier de Paris la septicémie, sans qu'il fut le moins du monde 

 nécessaire que j'eusse vu le cadavre du moulim qui a servi à vos expéiiences. 



» Un procès-verbal sera dressé, jour par jour, des fiits qui se ])roduiront ; il sera signé 

 des professeurs de l'École vétérinaire de Turin et des autres personnes, médecins ou vété- 

 rinaires, qui auront été présents aux expériences. 



>> Enfin, ce procès-verbal sera rendu )mblic par la voie des Académies de Turin et de Paris. 



" J'ai l'honneur d'être.... " L. PASTr.UR. » 



HYDBAULIQUK. — Description des moyens d'obtenir une marche entièrement 

 nulomalicjue de l'écluse à colonnes liquides oscillantes, sans cataracte. Réali- 

 sation expérimentale de ce système pemlant la vidangr de l'é-luse de iJiibois. 

 Note (le M. A. de Caligxv. 



« J'ai indiqué un moyeu d'obtenir une marche entièrement automa- 

 tique de l'écluse de navigation à colonnes liquides oscillantes en employant 

 des cataractes. Mais, totit en conservant la trace de ce moyen, qui a quelques 

 avantages particuliers, je dois signaler un sysième beaucoup plus simple. 



» Pour la vidange de l'écluse, au lieu d'élargir le tube d'évacuation dit 

 d'aval immédialement au-ilessus de son anneau inférieur, il sttlfit de ne 

 l'él.irgir qu'a partir d'une certaine hauteur au-tlesstis, calculée de manière 

 que la première oscillation eu retotu' permette à ce tube de se lever de 

 lui-mêine en vertu de son contrepoids, il descendra, d'ailleurs, comme 

 on sait, de lui-raéme en temps utile, à cause des phénomènes de succion, 

 jusqu'à ce qu'il reste levé, comme cela doit être, quand l'eau sera assez 

 baissée dans l'écluse pour qu'il ne soit plus ulile de faire fonctionner 

 l'appareil, tel qu'il est décrit dans le Rapport l'ait à l'Institut le 18 jan- 

 vier 1869 par MM. Combes, Phillips et de Saiut-Veuani, rapporteur. 



» Quant au reiTq)lissage de l'écluse, au lieu de poser l'anneau inférieur 

 du tube d'introduction dit d'amont à l'extérieur de celui-ci, il suffit de 

 donner à ce tube le même diamètre qu'à l'arête inférieure ôn' cet anneau, 

 etd'y atlacher un flotteur qui, même dans les premières périodes, le soulè- 

 vera en vertu des oscillations remontantes. On sait par expérience qu'une 

 force de succion le fera redescendre eu temps utile. 



