( io37 ) 

 collimateur parallèle à la Innette; en éclairant les fils de la Iniiette, la lu- 

 mière agit par réflexion sur le type; on rend celui-ci perpendiculaire, en 

 agissant sur ses pointes. Soit une glace à examiner, par réfraction, on la 



Fig. 2. 



H.- 



-1=' 



1 1 



A 



^ 



-vni 



T I 



=^= 



pose sur les pointes, et on éclaire les fils du collimateur, la position de 

 l'image réfractée indique l'erreur: elle est la moitié (environ) de l'angle 

 des surfaces. 



» S'il n'y a qu'une surface polie, on éclaire les fils de la lunette et on 

 agit par reflexion: l'erreur est double de l'angle des surfaces. 



» Les deux surfaces étant polies, on peut encore agir par réflexion; si 

 les surfaces ne sont pas parallèles, il y aura deux im.iges réflécliies : leur 

 écartement donne l'erreur, elle est ici 2,5 fois (environ) l'angle des surfaces. 



» Pour vérifier si les niçois, etc. donnent une déviation, on les ap- 

 plique sur une équerre dont la base pose sur le type. Pour les prismes biré- 

 fringents, à image centrée, on les met sur le type. 



» Surfaces obliques. — On se sert de l'appareil précédent, on remplace 

 le support de la lunette par un cercle divisé, fixé au socle; l'alidade porte 

 une bonnette, dans laquelle entre la lunette précédente. Pour régler l'ap- 

 pareil, on met la lunette verticale et on serre la pince, quand son vernier 

 marque zéro. On place le type sur les pointes et on le rend per[)endiculaire 

 à la lunette. Soit à mesurer l'angle d'unpriî-me : une face est polie, l'autre 

 préparée. On place cette dernière sur les pointes, on fait tourner la lunette 

 de manière à la rendre perpendiculaire à la face polie, et on lit au vernier ; 



